A. AALDEUINK. 
Comme exemple cruue série cVobservations thermoélectriques platine- 
fer, je donnerai celles qui ont été faites en prenant comme limites de 
température le point de fusion de la glace et le point d'ébuUition de 
Teau; j'y ai ajouté la détermination de sensibilité avec l'élément de 
comparaison. 
Couple platine-fer : ti — 
°,9°. 
Résistance additionnelle. 
Indications 
galvanométriques. 
Ecarts. 
1000 ohms 
437.6 
399.4 
361.6 
76.0 
500 „ 
1-74.. 8 
399.0 
323.1 
151.7 
300 „ 
525.0 
398.6 
272.6 
252. 1. 
200 „ 
587.9 
398.3 
209.7 
378.2 
100 „ 
778.8 
398 . 3 
18.1 
760 . 7 
Détermination, de la sensibilifc; t^ = 
= 98,9°. 
Résistance additionnelle. 
Indications 
galvanométriques. 
Ecarts. 
1000 ohms 
119.6 
381.7 
343 . 1 
76.5 
500 „ 
458.0 
382 . 5 
306.9 
151.1 
300 „ 
507.8 
382.3 
257.2 
250.6 
200 „ 
569. 1 
382.4 
195.5 
373.6 
150 „ 
631.9 
382 . 2 
132.2 
499 . 7 
100 „ 
756.2 
382.4 
6.6 
749 . 6 
Dans les diverses séries d'observations la résistance du couple platine- 
fer était en moyenne de 0,88 ohms. 
Afin d'établir la relation entre la force électromotrice du couple ther- 
moélectri(|ue et la température / de la soudure chaude, la soudure froide; 
restant à 0^, nous admettrons que cette relation est exprimée par une 
équation du 2'^ degré -t nous représenterons l'écart galvanométrique 
réduit par U — at -f- bt"^. Cela conduit aux équations: 
45 
5 = 
17,3a + 299,296 
147 
8 = 
55,3a + 3058,16 
200 
9 = 
77,.5a + 6006,26 
252 
98,9a + 9781,26 
316 
129,1a + 166676 
899 
7 = 
172,3a + 296876 
462 
3 = 
218,3a + 476556 
511 
4 = 
267,0a -f 712896 
