360 
H. B. VAN BILDERBEEK VAN MEURS. 
st'paration était j'ercé pour laisser passer la lumière; on réalisait ainsi 
cet avantage, que tout ce qui concernait Téclairage était indépendant 
de rinstallation du réseau. 
Pour mettre sur une même ligne la source lumineuse, la fente et le 
centre du réseau, on commence par ouvrir largement la fente et faire 
en sorte que le faiseau lumineux tombe sur le milieu du réseau. Puis 
on rétrécit la fente et l'on place devant elle une lentille, qui pro- 
jette sur la fente une image de la source de lumière. La lentille était 
une lentille cylindrique eu quartz, dont la distance focale était de 30 
cm. environ. Des écrans convenablement disposés empêchaient la lu- 
mière ditfuse de pénétrer par le trou du mur dans la chambre obscure, 
où le réseau était installé. 
Tous les spectres doivent se former à la même hauteur, notamment 
sur le cercle moyen de l'arc en fer. On y arrive en donnant au réseau 
de petites rotations autour de son axe et autour d'un axe horizontal, 
perpendiculaire à celui-là. On ])eut d'ailleurs donner au réseau de petits 
déplacements en avant et en arrière, tout en veillant à ce que l'axe du 
réseau continue à passer ])ar le centre de l'arc métallique. La fente peut 
encore être relevée et abaissée. 
Dans son développement de la théorie du réseau Ronge ') donne un 
tableau des changements de position du spectre, correspondant à des 
rotations de grandeur déterminée du réseau autour de divers axes et à 
des relèvements ou abaissements déterminés de la fente. 11 se figure 
toutefois le réseau installé à la façon de Rowland et l'observation des 
diverses spectres faite suivant l'axe. Son tableau n'est donc d'aucun 
usage pour nous. Voilà pourquoi nous allons voir ce ([ue ce tableau 
devient dans notre cas. 
Il donne dans les diverses colonnes le relèvement ou l'abaissement de 
raies de diverses longueurs d'onde: 
1°. pour un relèvement de la fente de 1 cm. 
2°. pour un relèvement du centre de courbure du réseau de 1 cm. 
3°. pour une rotation du réseau autour de son axe d'un angle égal 
à - (p étant le rayon de courbure du réseau en cm.) 
• P 
Pour le 1^'^' point Runge trouve que, si la fente se relève de 1 cm., 
le spectre placé dans le voisinage du centre de courbure descend de 
') Kayseu, Handbuch der Spectroscopie, I, 452—470. 
