— 3 - 
realice, conu) son calor y los vientos; pero, en cambio, las lluvias 
pueden niofJificar los resultados, puesto que el disco de papel reali- 
zaría una absorción y la evaporación sería nula, luego es necesa- 
i-io instalar otru evaporímetro á la sombra pai*a comparar las 
observaciones hechas al aire libre y sacar de aquí consecuencias 
II que serííin favorables á la agTicultura y á la higiene. 
El evaporímetro de Piche funciona de la numera siguiente: se 
llena el tubo de agua corriente, se invierte el tubo teniendo antes 
cuidado de tapar con el dedo la abertura y se hace coincidir la su- 
perficie libre del lí(}uido con el cero déla graduación; en seguida se 
vuelx^e á colocar la abertura del tubo hacia arriba y se coloca en 
ella un disco de papel. Hecho esto se pone en suspensión el apara- 
to á beneficio de una argolla de vidrio que forma cuerpo con el 
tubo y que existe en su extremidad superior; la altu':*?^le suspen- 
sión debe ser de dos metros sobre el nivel del suelo, el cual debe es- 
tar sembrado de césped. Inmediatamente se toma nota de la 
división hasta la cual ha bajado el nivel del agua por la absor- 
ción del papel; al día siguiente y á la misma hora se observa 
cuántas divisiones ha descendido el nivel del líquido 3^ de ellas se 
resta las del día anterior: la diferencia será la evaporación corre.í 
pondiente á las 24 horas. 
Para hacer las observaciones del frío producido por la eva' 
poración, se hace uso de los termómetros ó sea de los aparatos 
destinados á medir la temperatura del aire. 
Los más preferidos son los de mercurio, por ser sensibles á 
cualquiera variación atmosférica, por insignificante que sea. 
La graduación que se emplea generalmente para observar la 
temperatura del aire es la centígrada, en laquese toiAan dosJj^untos 
. de referencia: el 1." es 1 00°, ó sea la temperatura del vapor de agua 
hirviendo á la presión de 760° 3^ el 2.° es 0° ó sea la temperatura 
del hielo fundente: estos dos puntos se marcan en el tallo del ter- 
mómetro, uno en la parte más elevada, y otro en la parte más 
baja. El espacio entre los dos está dividido en grados y en déci- 
mos de grado; los termómetros asi graduados son los preferidos 
en meteorología. 
Para hacer uso de un termómetro es necesario fijar la posición 
del cero y ver si no ha variado, para lo cual se coloca el termóme- 
tro en hielo fundente; en seguida se observa, durante algunos días,, '^^^^ 
las indicaciones del termómetro y se comparan con los del termó- 
metro patrón. Una vez realizado esto, se procede á instalarlo. 
Para instalar los termómetros hay que tener en cuenta los 
1 
