234 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
das ( 0"50 á O 'OO ) del marco. A la mitad de la distancia diez ó 
doce pulgadas (0"'25 ó 0'"30, ) del marco y (i la altura del ojo del 
observador cuando se halle dentro, pásense de una pieza del bas- 
tidor á la otra dos atravesaños de madera ( c, d, c' d' ) de una pul- 
gada (0™025) de anclio cada uno, con el objeto de suspender los 
instrumentos. Asegúrense en la parte de afuera del bastidor, de 
la manera usual (H, H'), las persianas que se quitaron antes ii 
otras adoptadas al objeto. La hoja de la persiana detrás de la cual 
deben colocarse los instrumentos, tiene por objeto servirles de 
abrigo, y debe ponerse casi cerrada enteramente; la otra debe de- 
jarse enteramente abierta para dar libre acceso al aire y la luz, 
y no debe cerrarse sino en las tempestades. El todo debe cubrir- 
se con un techo pequeño é inclinado (B, E. ) álo menos quince 
ó veinte pulgadas ( O'^SS ó 0™oO) encima de los instrumentos. La 
parte baja ( J. J,) debe permanecer abierta. 
( La disposición que antecede es muy conveniente, y por su 
medio las observaciones pueden hacerse sin exponer al observa- 
dor á la intemperie. Para evitar la irradiación del interior, de- 
ben cerrarse las ventanas durante los intervalos de las observa- 
ciones con una cerradura interior de madera. La parte exterior 
de las persianas debe pintarse de blanco, para que puedan refle- 
jarse la luz y el calor que lleguen á ellas. ) 
El termómetro debe colocarse exactamente vertical, poniendo 
el medio de la escala á la altura del ojo, entre los dos atravesa- 
ños de madera, de tal modo que la parte superior de dicha es- 
cala, esté fija por medio de un gancho ó tornillo al atravesaño 
superior y que la bola ó recipiente pase á lo menos dos ó tres pul- 
gadas (0™05 ó 0"08) bajo el inferior. El instrumento debe ase- 
gurarse al último i)or medio de un broche metálico (fig. 2^)j de 
esta manera quedará situado á diez ó doce pulgadas ( 0"25 ó 0°" 
30 ) del marco, de las persianas y de las otras partes de la ventana. 
( En una disposición reciente solo se ha usado un atravesaño, 
colocado á la altura necesaria y asegurados los termómetros por 
medio de pequeños ganchos metálicos que los sostienen á una 
distancia del atravesaño de cerca de dos pulgadas (0™05). Estos 
ganchos están atornillados de una manera fija al atravesaño, y 
los termómetros están asegurados á ellos por tornillos más pe- 
