ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
235 
queiios que pueden quitarse a voluntad. Consúltese la misma 
figura 2^) 
Lectura del termómetro. — Para leer el termómetro debe colo- 
carse el ojo exactamente á la misma altura de la columna de mer- 
curio, pues de no tener esta precaución se cometerán errores en 
proporción al espesor del vidrio del tubo, y del tamaño de los 
grados. La lectura debe hacerse en todas ocasiones, y especial- 
mente en imierno, por entre las persianas y sin abrirlas hojas; 
de otra manera la temperatura del cuarto influirá inevitablemen- 
te en el termómetro que está al aire libre. Deben leerse los grados 
y las fracciones cuidadosamente, estimadas en décimo de grado. 
Después de haber hecho rápidamente la operación, debe hacerse 
otra para verificar la primera. Si hay otros varios instrumentos 
que observar, y el termómetro debe leerse primero, la primera 
lectura se hará algunos minutos antes de la hora señalada, la se- 
gunda después de la del psycrómetro, y si hay alguna diferencia, 
el término medio será el que se anote en el registro. Cuando, sin 
embargo de la cubierta, el recipiente del termómetro esté mojado 
por la lluvia ó niebla, ó cubierto de hielo ó nieve, es necesario se- 
carlo rápidamente y no hacer la lectura hasta que se haya dejado 
al instrumento tomar la verdadera temperatura del aire. 
Rectificación del termóm.etro. — Se debe rectificar el cero del ter- 
mómetro al x^rincipio y fin del invierno. Con este objeto, llénese 
una vasija con nieve, sumérjase el recipiente del termómetro en 
medio de ella, de manera que esté rodeada por una capa de algu- 
nas pulgadas (ó centímetros), ligeramente comprimida alrededor 
del instrumento. El tubo debe colocarse exactamente vertical y 
cubierto hasta el punto de congelación de la escala. Déjesele en 
este estado por media hora ó poco más, y entonces léase la indi- 
cación ; téngase mucho cuidado de colocar el ojo á la misma altura 
del vértice de la columna mercurial. Si dicho vértice no coincide 
con el piuito de congelación de la escala, obsérvese la diferencia 
con mucha exactitud y hágase la corrección inmediatamente. Al 
mismo tiemi^o anótese en el registro, con la fecha correspondien- 
te y la hora, la cantidad que montaba la corrección. (Es nece- 
