240 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
to de temperatura empuja liácia adelante la i^orcion separada y 
la deja en esta posición cuando la temperatura disminuye. 
Esta invención es también ejecutada por Mr. Green y tiene al- 
gunas ventajas peculiares á ella 5 pero hasta que la experiencia 
decida, dudamos de que el instrumento pueda ponerse en orden 
por todos los observadores después de un desarreglo accidental. 
A las invenciones anteriores no puede ponérseles esta objeción. 
Psycrómetro. 
Colocación. — El psj^crómetro debe colocarse bajo las mismas 
condiciones que el termómetro. Debe situarse en el mismo atra- 
vesaño, algunas pulgadas ( ó centímetros ) distante, y al otro lado 
del termómetro (véase la fig. I""). 
Los recipientes deben también estar enteramente libres y dis- 
tantes de los atravesaños. 
En caso de vientos violentos, el instrumento debe resguardarse 
con la j)ersiana móvil que servirá también como un ventilador ó 
abanico para promover la evaporación cuando el aire esté muy 
tranquilo. 
El lienzo que cubre el recipiente debe ser de una finura media- 
na y no demasiado grueso ; debe formar una cubierta de igual es- 
pesor por todos lados y no debe ponérsele demasiado ajustada al 
vidrio. El lino es preferible al algodón que retiene el polvo. La 
cubierta debe cambiarse cada dos ó tres meses, y el recipiente 
debe limpiarse. ( El lienzo puede lavarse sin quitarlo, por medio 
de un surtidor de agua limpia arrojada por una pequeña jeringa.) 
Observación. — Para hacer la observación, tómese primero una 
pequeña vasija llena de agua que deberá dejarse sobre la venta- 
na para que el agua esté á la temperatura del aire; llévesele cer- 
ca del recipiente y sumérjase este muchas veces en el agua. Todo 
el espacio entre el recipiente y el principio de la escala debe mo- 
jarse, teniendo mucho cuidado de que toda la cubierta quede 
mojada, no dejando, sin embargo, ninguna gota suspendida del 
recipiente. El agua que se use debe ser pura, la mejor es la de 
