ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
241 
lluvia filtrada, porque no tiene ninguna sal en solución que po- 
dría incrustarse en la cubierta después de la evaporación. 
(En algunos psicrómetros el recipiente se conserva mojado 
constantemente liaciéndole llegar el agua de una pequeña vasija 
j)or medio de la atracción capilar de un cordón ó meclia de algo- 
don. Las series de observaciones comparativas hechas en el ins- 
tituto en el último estío, de los dos métodos de mojar el recipiente, 
dieron el mismo resultado, hasta las fracciones de grado, en el 
término medio de las observaciones mensuales. Los observado- 
res, en relación con el Coast Survey, prefieren el método de su- 
mergir el recipiente y su cubierta. 
Después de mojar el recipiente, ciérrese la ventana y déjese el 
psycrómetro por algún tiempo. 
Mientras que el recipiente adquiere paulatinamente la tempe- 
ratura de evaporación, el observador puede ocuparse de otras 
observaciones, aunque vigilando siempre el psycrómetro x)ara 
estar seguro del momento en que llegue á ser estacionario. En 
estío, de cuatro á diez minutos son necesarios solamente, según 
el tamaño del recipiente j pero en invierno, cuando el agua se con- 
gela en él, debe mojársele de quince á treinta minutos antes de 
la observación, la que no debe hacerse hasta que el hielo al derre- 
dor del recipiente se haya formado y secado enteramente. El me- 
jor modo es conservar al derredor del recipiente una capa de hielo 
constante y uniforme, que no sea ni muy gruesa ni muy delga- 
da; entonces es cuando la observación debe hacerse inmediata- 
mente. Cuando la temperatura está cercana al punto de conge- 
lación, la observación del psycrómetro requiere un gran cuidado 
por las razones que ya hemos explicado. Durante una niebla el psy- 
crómetro suele estar algunas veces más alto que el termómetro común; 
entonces el aire está saturado y contiene además de vapor en su máxi- 
mo de tensión j agua suspendida en un estado liquido diseminado. 
Si el aire está muy tranquilo, deberá aumentarse la evapora- 
ción poniéndolo en movimiento con un aventador ó abanico. Si 
el viento es muy fuerte, debe i)rotegerse el instrumento con la 
persiana móvil. La lectura debe hacerse rápidamente y tanto 
cuanto sea posible, á distancia y sin abrir la ventana, porque la 
proximidad del observador, ya sea por el calor que irradia de su 
31 
