244 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
por medio del tornillo de la cubeta (fig. 4). En los primeros ba- 
rómetros de Green la cubierta metálica de la cubeta está abierta 
en ( o, o') y permite que se vea la superficie del mercurio conte- 
nido dentro de la cubeta de cristal. El plano que pasa por el borde 
superior de la abertura, es el nivel verdadero ó el cero de la es- 
cala, al cual debe llevarse la superficie del mercurio. 
Para esto, tómese con la mano izquierda la parte inferior de 
la cubeta (1, V) teniendo muclio cuidado de no variar su posición 
vertical j apliqúese la mano derecha al tornillo ( s ) y moviéndolo 
suavemente hágase subir la superficie de nivel del mercurio á la 
parte superior ( e, e') de la abertura hasta que quede entre am- 
bos una línea de luz casi imperceptible como en la fig. 5 (e, e'). 
Abandónese entonces el instrumento á sí mismo para restablecer 
su verticalidad si se ha perdido accidentalmente, y colocando el 
ojo exactamente á la altura del mercurio, examínese si el contac- 
to es exacto. Para esta operación, es importante tener buena luz j 
la cubeta debe colocarse más alta que la parte inferior de la ven- 
tana, para que la luz pueda llegarle directamente. Es necesario 
también tener cuidado de no confundir la pequeña línea de luz 
que marca el borde oi)uesto de la cubeta con la luz reflejada por 
la superficie del mercurio contra las paredes interiores j la pri- 
mera es siemx^re viva y bien definida, la última vaga é indefinida. 
Cuando antes de arreglar el nivel, el mercurio está más alto que 
el borde superior, es necesario emi)ezar por traerlo bajo de él 
(véase ia fig. 4) para dejar un intervalo de luz que puede dismi- 
nuirse entonces como se ha dicho. Cuando la observación haya 
de hacerse en la noche, colóquese una lámpara delante y no atrás 
del instrumento, y algo más alta que el ojo ; y si la pared del borde 
no está bastante aclarada, colóquese detrás de la cubeta ó en la 
parte superior de la columna un pedazo de papel blanco que re- 
fleje la luz. 
En los barómetros que tienen un x)unzon de marfil como son 
los de Eortin, ísewman y Green, la extremidad de esta punta es 
el cero de la escala que debe ponerse en contacto exacto con la 
superficie del mercurio. Comunmente se juzga que esto tiene lu- 
gar cuando vemos el extremo del punzón coincidir exactamente 
con su imágen reflejada por el mercurio. Este método x)uede ser 
