ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
247 
exactamente su altura sobre el mismo punto de referencia 5 el úl- 
timo servirá para fijar la altura del barómetro y de la estación 
sobre el nivel del mar, siendo este dato de la mayor importancia. 
Cada cambio de esta naturaleza debe anotarse cuidadosamente 
en el diario. 
Es de desearse, que una xez determinado el lugar del baróme- 
tro, no se varié, bien sea de un piso á otro ó de una casa á otra. 
Si las circunstancias obligan á ello, se debe comenzar, antes de 
quitarlo de su lugar, por subir el mercurio de la cubeta por me- 
dio de su tornillo hasta llenar la cubeta y el tubo, después quitar- 
lo de la clavija, voltearlo y conducirlo con la cuheta hdcia arriha, 
teniendo cuidado de no golpearlo contra ninguna cosa. Si se tras- 
portara sin estas precauciones, aun de una pieza á otra, infalible- 
mente se correrla gran riesgo de romperlo, ó de que le entrara 
aire y por tanto dejarlo inútil. 
Rectificación. — Debe inclinarse el barómetro de tiempo en tiem- 
po, para que el mercurio dé suavemente contra el extremo del 
tubo. Si el golpe produce un sonido macizo (claro y seco) no liay 
aire en el interior y el instrumento está en buen estado j pero si 
el sonido no es mate, hay algún aire en el vacío barométrico, 
cuyo hecho debe anotarse en el diario. Deben aprovecharse todas 
las oportunidades que se presenten para comparar el instrumen- 
to con un barómetro-patrón, para notar cuándo ha habido algún 
cambio. 
PluTíómetro. 
Colocación. — El pluviómetro es un embudo acompañado de una 
vasija cilindrica de cristal graduada y de un receptáculo. Debe 
colocarse en un lugar abierto. Los árboles, construcciones altas 
y otros obstáculos, cuando estén demasiado cerca, pueden tener 
una influencia considerable para aumentar ó disminuir la canti- 
dad de lluvia que cae en el embudo. La superficie del receptácu- 
lo debe colocarse horizontalmente cerca de seis pulgadas (0"15) 
sobre el terreno. El modo más sencillo para establecerlo, es como 
sigue. 
