ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
249 
Medidor de nieve."^ 
El medidor de nieve debe ser colocado verticalmeiite en un lu- 
gar abierto, entre tres postes de madera, estando su parte supe- 
rior cerca de dos pies (0"'G0) del terreno. Debe emplearse del 
modo siguiente: 
Cuando solo caiga una cantidad muy pequeña de nieve alter- 
nada con lluvia, ó de nieve fina y seca arrastrada por el viento, 
debe recogerse en el medidor de nieve como se baria en el plu- 
viómetro 5 pero cuando la nieve caiga en cantidad suficiente para 
cubrir la tierra más de una pulgada (0"025) de profundidad, de- 
be variarse el recipiente y sumergirse boca abajo en la nieve hasta 
que el borde llegue á la parte inferior j entonces se pasará una lá- 
mina de fierro estañado entre la tierra y la boca del recipiente, 
y se invertirá todo. De esta manera queda formado y cortado un 
cilindro de nieve, cuya base es de cien pulgadas cuadradas (645 
centímetros cuadrados) que se recibe en el recipiente. La ope- 
ración puede facilitarse colocando sobre el terreno una platafor- 
ma de tablones fuertes de dos ó tres pies de lado (O'^CO á 0'^-91), 
sobre la que se reciba la nieve. 
El lugar elegido para este objeto debe ser uno donde la nieve 
lio se baya acumulado ni desperdigado por el suelo, sino donde 
presente, hasta donde sea posible, la altura media de la capa que 
haya caido. Con el objeto de recoger solamente la nieve que caiga 
en el intervalo de dos observaciones, debe barrerse la platafor- 
ma después de cada medida y marcarse el lugar con estacas. 
Lectura. — En la lectura de las vasijas graduadas debe consi- 
derarse la superficie general del líquido como la que marca la 
altura verdadera y no la de los bordes que están siempre levan- 
tados hácia las paredes de la vasija por la atracción capilar. 
La nieve recogida debe liquidarse, colocando la vasija en un 
cuarto caliente cubierto con una lámina ó tableta para evitar la 
^ Personas cuya opinión es muy respetable, creen que á este instrumento 
tlebe llamarse "Nivómetro." 
32 
