ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
253 
Con medidas de esta clase, repetidas en varios lugares, cuando 
la cai)a de nieve es desigual, puede obtenerse un promedio muy 
exacto. 
( Como cálculo aproximado se hallará, que cerca de die2 pul- 
gadas (0™254) de nieve, equivalen á (0™236) de agua.) 
Mr. Guest, de Ogdesburgo (Nueva York), recomienda, des- 
pués de una experiencia de seis años, el método siguiente como 
el mejor para determinar la cantidad de nieve derretida. Procú- 
rese un tubo de liojadelata, cilindrico, del diámetro exacto de la 
boca del pluviómetro, y de dos ó tres pies (O"" 60 ó O™ 91 ) de largo 
para que la nieve no sea desperdigada. Coloqúese verticalmente 
en un lugar apropiado, y asegurado con firmeza contra la acción 
del viento, que podria arrojarlo en una temi)estad violenta. Des- 
pués que la nieve haya dejado de caer, llévese el tubo con su con- 
tenido á la habitación, cerca del fuego, que derretirá gradual- 
mente la nieve, y después mídase el agua producida por medio 
del medidor ó probeta. 
Veleta ó Aneiuoscopio. 
Colocación. — El anemoscopio debe colocarse en un lugar tan 
libre y abierto como sea posible, distante de todo obstáculo y es- 
pecialmente de los edificios altos. Debe exceder en elevación á 
los objetos vecinos, al menos ocho ó diez pies (2'^á3 ó S'^OS). 
Para facilitar las observaciones nocturnas, se puede adoptar la 
disposición siguiente: 
La veleta se compone de una hoja de zinc de cerca de tres pies 
(0'"91) de largo, en forma de ala de mariposa, exactamente equi- 
librada por una bola de plomo. Es soportada por un eje cilindri- 
co de madera de pino, ó de cualquiera otro material ligero y fuerte, 
de dos pulgadas (0°'05) de diámetro, el que, si es posible, pasa 
al través del techo al cuarto del observador, y si no, á lo largo de 
la pared exterior del edificio, á una ventana. El eje termina en 
un pivote de acero, que gira libremente en una plancha de hierro 
colado. Esta plancha sostiene un círculo dividido en grados, 3' 
