— 353 — 
MEDIDAS DE BASE 
Demos ya por terminado el trabajo en el observatorio de Pai- 
ta: vamos á proceder á la medida de la base en este terreno llano 
que se encuentra al lado del ferrocarril, á poca distancia de la sa 
lida de Paita. La medida de una base es operación lar^a, minucio- 
sa y pesada. El aparato que se usa es la regla bimetálica de Brun- 
ner, la misma que se empleó en la medida del arca meridiano de 
Francia, de manera que los resultados de la medida tendrán la mis- 
ma precisión y por consiguiente serán comparables. 
La regla de Brunner, construida especialmente para el Servi- 
cio Geográfico, se compone de dos varas de cuatro meti'os, una de 
acero y otra de cobre reunidas en su centro por un anillo y pudien 
do dilatarse libi'emente desde este punto basta sus respectivas ex- 
tremidades. Las dos varas están encerradas en una caja de pino y 
son sostenidas por algunos traverses; el cajón esta construido de 
manera que impida la flexión de la regla; una disposición espec'ial 
permite conocer si se produce dicha flexión y medirla; también se 
puede averiguar si las varas no se han movido en el sentido late- 
ral. La longitud de la regla es perfectamente conocida por medio 
de medidas comparativas con el metro-matriz, y á cada exti-emi- 
dad tiene una graduación en décimos de milímetro. 
Para medii' la base se usan microscopios que se pjuea sobre 
trípodes en la dirección de la base, y distantes cuatro metros poco 
más ó menos; la operación consiste en arreglar los microscopios 
vecinos de manera tal, que sus ejes sean verticales y sus focos en 
la dirección precisa de la base, y medir la distancia de los focos 
con la regla bimetálica, cuyas extremidades graduadas se leen con 
absoluta exactitud por medio délos microscopios. La diferencia 
de las lecturas de la vara de acero y la de cobre, da la diferen- 
cia de sus dilataciones; lo que permite conocer la temperatura en 
el momento de la observación y hacer las correcciones para cono- 
cer la distancia, una vez reducida la temperatura de las reglas 
á 0°. Así se mide un elemento de la base. 
Antes de proceder á la medida de los elementos, hay que em- 
pezar por jalonar la base cuyas extremida les ó términos están 
marcadas por una pilastra enterrada y llevando una mira de cobre 
con dos líneas grabadas cuya intersección mar..|ue el centro. Con 
un teodolito se colocan jalones en la linea recta que une las dos 
extremidades, de manera que cada 200 metros halla un jalón cu- 
