4 
\V. H. KEi;SOM. 
S 
Fis. 1. 
l. Le ca[,ibra(îe di:s tubes manométrique 
KT PI ÉZOM ETRIQUE. 
1. Les mélanges ont été examinés dans un tube piézomé- 
tric[ue en verre, suivant la méthode de (! ai i.i.etet. La portion 
cylindrique supérieure (la tige) avait un diamètre intérieur 
de + 2,6 mm., et un diamètre extérieur de ± 7 mm.; au 
début il était divisé en millimètres sur une étendue de 
50 cm. Cette tige portait inférieurement un réservoir en 
verre mince, terminé en bas par un petit tube deux fois 
recourbé, déjà décrit par MM. Kamerlingh Onnes et 
Hyndman '). Ce petit tube permettait de déterminer le 
volume normal du mélange aussi bien après qu'avant les 
mesures. • 
Le tube manométrique était construit d'après le modèle 
décrit par M. Kamerungii Onnes "), avec cette différence 
toutefois qu'en vue des fortes pressions une dilatation y 
était soufflée dans la portion b (voyez la fig. 1 , donnant 
une représentation schématique du tube manométrique), 
afin de prévenir un glissement du tube dans le mastic qui 
le maintenait dans l'ajutage en acier, ce qui aurait eu pour 
conséquence la pression contre cet ajutage de la mince 
enveloppe du réservoir a. Quant au tube // il était deux 
fois recourbé dans le sens de l'axe du tube, pour une raison 
décrite dans la Çom.m. n°. 69 p. 8. La tige c, longue de 
50 cm., était divisée en mm., et avait un diamètre intérieur 
de 0,83 mm et un diamètre extérieur de 6 mm.; le réser- 
voir a avait une cajjacité de + 25 cm\ La partie élargie 
d, au sommet de la tige ^), avait un diamètre intérieur de 
2,6 mm., et un diamètre extérieur de 9 mm.; sa longueur 
était telle que le manomètre, rempli d'hydrogène, pouvait 
accuser des pressions de + 60 à + 190 atmosphères. 
2. Pour déterminer le ra])port des sections des parties 
*) Vcrsl. Kon. Akad.^ mars 1901; Conim. phijs. lab. Leiden, n°. 69. 
') Versl. Kon. Aknil..^ juin 1899; Conwi. plnjs. lab. Leiden, n°. 50. 
') Au sujet de cette portion élargie voirE.NATANSox, Wied. Ann., 81, 508, 1887. 
