SURFACE \p DE VAN DER WAALS. 15 
* = *'n I 1 + ^ ! > 
et j'iii trouvé 
a = 0,0058, So = 0,3504 (cin".), 
de sorte que 
r^'J = 0,350 i I 1 + 0,0029 Q \ Cl 
Le tableau VIII domie les volumes entre les traits 0 et Q à 20°. 
Tableau YIIT. 
Q 
' 0 
1 
0,3574 
2 
0,7169 
3 
1,0785 
4 
1,4421 
f 
0 
1,8078 
6 
2,1756 
Pour calculer la capacité des ménisques j'ai fait usage du tableau 
donné par M. Schalkwijk dans sa dissertation '). Pour le volume 
compris entre le trait 0 du tube /"et le trait 0 de la tige c j'ai trouvé, 
à 20°, la valeur: 25,021 cm-. 
5. Pour ce qui regarde le calibrage du tube piézo métrique, je n'ai 
plus qu'à mentionner que ce tube contenait un agitateur électromag- 
nétique, composé d'une petite tige de fer enfermée dans du verre. 
Ce corps avait la forme d'un cylindre terminé par deux globules; j'ai 
mesuré au compas d'épaisseur le diamètre des globules et la longueur 
du corps au moyen d'un compas à glissière. 
Chaque fois que le tube devait être rempli d'une nouvelle quantité 
de gaz, l'extrémité supérieure devait être ouverte pour le rinçage. En 
vue de l'introduction de l'agitateur il n'était pas possible de souder à 
') J. C. Schalkwijk, Dissertation, Amsterdam et Leyden, 1902, p. 75; Yersl. 
Kon. Akad. févr. 1901, p. 519. Comm. plijjs. lab. Leiden, n°. 67, p. 28. 
