SlJlil'AC'K -i/ DU VAX DVAl WAAf.S. 
17 
Je (loiiiuîr;ii ici iiiu^ (îxplicatioii soiniiiairc de cet appareil et des opéra- 
tions nécessaires poiii- la- préparation d'nii mélange de composition 
déterminée. 
L'appareil de mélange consiste essentiellement en un voluménomètre 
K, nu réservoir de mélange F et un réservoir de provision (/ (voir 
planche I, tig. 2). 
C'est dans le voluménomètre (])1. I, tig. l) que l'on mesure les quan- 
tités des composantes à mélanger^ et que Ton peut déterminer dans la 
suite la compressibilité du mélange aux pressions ordinaires. L'eudio- 
mètre h),, où est enfermé le gaz au-dessus du mercure introduit par 
fiJi/Q, , se compose principalement de 5 ballons J^'|,^ , ayant chacun une 
capacité d'environ 250 cm\, et d'un ballon plus petit Ei-^^ de 25 cm^. de 
capacité; ils sont séparés par des portions de tubes bien cylindriques 
Ei,^. . . . Et,^, munies chacune d'un trait de repère. C'est dans le voisi- 
nage immédiat d'un de ces traits que Ton installe le ménisque mercuriel 
dans les mesures.. 
A sa partie inférieure l'eudiomètre porte un dispositif permettant de 
recueillir les petites bulles de gaz, qui se détachent parfois du tube de 
caoutchouc, muni de la ])ince (7, (pl. I, tig. 2). A sa partie supérieure 
Teudiomètre se termine en un tube étroit A'/,,,^ , qui se partage en deux 
voies 74i)i ^'^i>nt'> l'une de ces voies est fermée tout près de l'appareil 
par le robinet en verre r-, l'autre se prolonge en un tube capillaire en 
verre conduisant au réservoir de mélange. 
Le petit réservoir Ei,., sert à déterminer voluménométriquement l'es- 
pace au-dessus de J'Ji,z-i- 
Pour maintenir constante la température du gaz, l'eudiomètre est fixé 
dans le fond d'une boîte en cuivre Ei,q, enveloppée de feutre et traver- 
sée par un courant d'eau de température constante, venant d'un ther- 
mostat (voir /i'n^, pl. I, fig. 1). L'uniformité de la températur.e est 
encore augmentée en relevant et abaissant tour à tour l'agitateur, auquel 
est fixé le thermomètre Tk. 
Pour l'éclairage et les lectures la boîte en cuivre est munie de fenê- 
tres en verre à glaces Ki^^. 
Pour déterminer le volume d'une quantité de gaz enfermée on vise 
au cathétomètre, outre le ménisque, non les traits marqués sur l'eu- 
diomètre lui-même, mais les fins traits gravés sur de petits écrans en 
verre /^i • ■•^'/gj ^^^'^ ^^x portions cylindriques de l'eudiomètre au 
moyeu d'anneaux E,,^ et de vis E,,^. Tout en ne changeant rien à la 
ARCHIVES NÉERLANUAISES, SERIE II, TOME XII. 2 
