18 
W. H. KEESOM. 
lougueur de la lunette, du cathétomètre , on peut doiu; voir luîttement 
ces traits aussi bien que le ménisque. 
Pour calibrer l'eudioraètre, on y a souillé temporairement à la lampe, 
près de /;;',„, un petit robinet en verre avec un tube d'écoulement étroit 
et terminé en pointe line; l'eudiomètre est établi ensuite dans Fj„, comme 
pour une mesure de volume, et en particulier on maintient sa tempé- 
rature constante; puis on le remplit totalement de mercure après y 
avoir fait le vide, et on laisse s'écouler successivement, par le robinet 
en des quantités de mercure que l'on pèse. Dans ce calibrage aussi 
on vise au cathétomètre les traits des petits écrans. 
La communication entre l'eudiomètre et le tube manoinétrique M , ou 
la cuvette à mercure mobile (voir pl. I, tig. 2), ])eut être rompue par la 
pince C/, ; pour tous les raccords mobiles, remplis de mercure et devant 
pouvoir être fermés (voir pl. I, fig. 2), j'ai fait usage de tubes en caout- 
chouc non vulcanisé, soigneusement lavés (solidement enveloppés de 
bandelettes). Aussi le ménisque mercuriel reste-t-il absolument irrépro- 
chable pendant toute une série d'observations, quand on a soin de n'in- 
troduire dans le voluménomètre que des gaz parfaitement secs (je suppose 
que le gaz n'attaque pas la graisse des robinets ou pièces rodées qu'il 
rencontre sur son chemin). Les légères variations dans le niveau du 
mercure, nécessaires pour une installation exacte sur un volume déter- 
miné, s'obtiennent eu donnant à la cuvette à mercure mobile une hau- 
teur convenable et en ouvrant ensuite légèrement la pince C/, (pl. 1, 
fîg. 2) pendant quelques instants. Pendant une mesure cette pince reste 
toujours serrée. 
Quand la pince 6V, est ouverte, la pression du gaz est indiquée par 
la hauteur du mercure dans le manomètre communiquant M , et par la 
différence de niveau dans le baromètre Bar., entre lesquels est inter- 
calé un réservoir oii la jiression est maintenue constante '). Pour per- 
mettre de déterminer la température des colonnes mercurielles hors du 
voluménomètre, on a envelop])é ces colonnes de laine en même temps 
que les thermomètres eux-mêmes. 11 est encore à remarquer que le tube 
manoinétrique et le baromètre sont placés de telle façon, que les lectu- 
res peuvent s'y effectuer sans qu'il soit nécessaire de changer la longueur 
de la lunette du cathétomètre , quand celui-ci est placé dans une 
') Veral. Kon. Akiul. v. lVt>?., juin 1900, p. 228; Connu, phi/s. lab. Leid^ii, 
n°. GO, p. 10. 
