smiKAcr, -dj \n) van dkiî waai.s. 
19 
direction ])(!r[)eii(li(ni]iure aux fenêtres de h'„. Les lectures des iiiénistjues 
(lu baromètre et du manomètre s'eHectuent à l'aide du dispositif ein- 
plové par M. Schai.kwijk '); pour observer le méniscjue dans le volu- 
uuMiomètre, je plaçais derrière la feiu'ître d'éclairage, à la uu"uie hauteur 
que le ménisque, une fente de :î iiuu. de larg(;ur, et derrière celle-ci une 
petite lampe à incandescence. 
l'our atteindre dans une mesure le degré de ])récision désiré, on doit 
installer les ménisques de telle façon que la pression ne s'abaisse pas 
au-dessous de 0,5 atm. 
Pour le reste la représentation de l'appareil de mélange (pl. I, fig. 2) 
est suftisaniment claire et n'a ])as besoin de beaucoup d'explications. La 
chambre de mélange F et la chandjre de provision G ont chacune une 
capacité d'environ 2 litres. Cr est muni d'un robinet à trois voies et 
s'emploie surtout quand il s'agit de préparer successivement divers 
mélanges contenant une faible proportion d'un même gaz. Les tubes 
de raccord entre r-, et et le tube de communication de 74 avec 
sont fort étroits, afin que l'incertitude de leur température n'ait 
qu'une influence minime sur la précision des mesures; les autres tubes 
de raccord sont assez larges, pour ne pas entraver inutilement l'écoule- 
ment du gaz vers la machine pneumatique, quand le gaz est fortement 
raréfié. 
Pour préparer un mélange de la composition voulue, on commence 
par serrer les pinces Cl^ , TV^, C/^ et C/4 , déjà surmontées d'un peu de 
mercure; on fait le vide dans tout l'appareil par r, ; on ferme rg, 
ouvre r4 et place r-^ dans la position qui fait communiquer G , par , 
avec l'appareil développateur de gaz, relié à : puis on remplit de ce 
gaz le réservoir de provision, en ayant soin de l'évacuer à plusieurs 
reprises. 
On ferme maintenant r.^ et on donne à une position telle, que le 
gaz est enfermé dans G et que F est mis en communication avec la 
machine pneumatique par ; en mêzne temps on ouvre , r- et et 
on fait le vide dans F et F avec leurs raccords. Après avoir relevé suf- 
fisamment la cuvette à mercure, on ouvre largement la pince CI2 et 
') Voir Versl. Kon. Akad. v. Wet., oct. '98; Conim. phys. lab. Leiden, 
n°. 44; dissertation, p. 6. Dans ce but j'ai placé derrière le tube, au niveau 
du ménisque, un morceau de papier transparent, portant un trait en zigzag 
et éclairé par derrière. 
2* 
