22 
W. H. KHESOM. 
rieure: Puisque Tcpiusseur de hi paroi est faible par rapport au rayon, 
on a, pour chacun des ballons en particulier: 
r~% E d ' 
dans notre cas E= 6500 kg./mm-., = p ^ = 8') inm., d =^ 0,5 
mm., de sorte que 
^= 0,00000177 — 
si p, et Pc sont exprimés en centimètres de mercure. Pourri — = 56 
§ V 1 
cm. il vient — = ^^q^^qq- ^''^i*' correction a été apportée de ce chef; 
rinexactitude de la correction résultant de la connaissance imparfaite 
du coefficient est donc sans importance. 
Le volume de la partie du récipient 74 située au-dessus du trait /^g » 
ne pouvait pas être mesuré par une pesée de mercure; mais il pouvait 
être déterminé avec une précision suffisante par une mesure voluraéuo- 
métrique, puisqu^il s'agissait de déterminer le rapport de ce volume à 
des volumes beaucoup plus grands. 
Mesure de lu pression: Dans la plupart des cas on pourra installer 
le mercure dans le voluménomètre sur un trait de division, de telle 
façon que la pression du gaz au-dessus du mercure ne sera pas inférieure 
à 0,5 atm. (voir p. 19\ Une mesure de pression requiert quatre lectures 
au calhétomètre ; mettons que Terreur probable sur le résultat est de 
•2 X ^j*^^ = 0,0-f mm.; cela fera sur 40 cm.: jTq^q- Ce n'est que 
dans la détermiuation voluménométrique du rapport de Ey.^ et de la 
portion supérieure que la pression devenait plus petite; mais, ainsi que 
je viens de le dire, ce rapport n'est qu'une grandeur auxiliaire et n'a 
pas besoin d'être connu avec une précision aussi grande. On peut dire 
la même chose de la mesure de la quantité du premier gaz qui reste 
dans le récipient E, après qu'on en a fait passer autant que possible 
dans le ballon de mélange E. 
Bien que j'eusse pris soin de donner à E une position exactement 
verticale, de sorte que les ménisques niercuriels pouvaient être observés, 
aussi bien en Ei,^., qu'en l'ii,^, sans qu'il fût nécessaire de changer la 
longueur de la lunette du cathétomètre, les fenêtres A'/io ne satisfaisaient 
