SURFACE -.p 1)K VAN DER WAALS. 
23 
pas exactement à la mêiiie condition; elles s'écartaient toutes dans le 
même sens de la verticale, d'un angle que j'ai pu (évaluer à 0,2° au moyen 
d'un niveau. 11 en resuite évidemment (jue les fenêtres n'étaient pas 
perpendiculaires à la ligne de visée du catliélomètre, de sorte qu'il se 
produisait une réfraction, qui avait pour conséquence un déplacement 
fi 1 
apparent du ménisque niercuriel de d. i. — cm.; cA'tant la distance 
du ménisque à la fenêtre, i l'angle que la normale à la fenêtre fait avec 
l'horizon, >/■ l'indice de réfraction de l'eau. Dans notre cas (o^ = 8,6 
cm., n = 1,33) ce déplacement est de 0,0075 cm., ce qui fait pour 0,5 
atm. une erreur de ttt^t,- Toutefois, comme il s'agit de déterminer le 
rapport de grandeurs auxquelles on devrait apporter une correction 
dans le même sens pour toutes, l'erreur totale sur le résultat est plus 
faible. Si l'on voulait atteindre une précision plus grande, on devrait 
déterminer plus exactement l'inclinaison des fenêtres, de manière 
à pouvoir apporter la correction. Pour notre but cela n'était pas 
nécessaire. 
Correction exigée par la température du mercure : Supposons que la 
pression est de 0,5 atm., et qu'elle est mesurée par la différence de 
hauteur de deux colonnes mercurielles, hautes respectivement de 76 et 
38 cm.; pour obtenir une précision de il faut alors connaître la 
oOOO 
température de la longue colonne à un degré de précision près de 0,5°. 
On peut admettre que cette précision est atteinte quand les colonnes 
de mercure sont empaquetées dans de la laine avec les thermomètres. 
Pour le baromètre {Bar.) la différence des indications des thermo- 
mètres placés eu haut et en bas de la colonne ne dépassait générale- 
ment pas 0,5°, de sorte qu'on peut dire que l'erreur dans la connais- 
sance de la température n'aura pas dépassé notablement 0,25°. Pour 
la différence de température entre M et ]'^^ apporté une correction. 
Les dépressions capillaires sont les plus fortes dans le voluméno- 
mètre, oii elles sont de l'ordre de grandeur de 0,07 mm. L'incertitude 
dans ces dépressions est certainement bien pln,'^ faible que les erreurs 
résultant du fait que les fenêtres n'étaient pas exactement verticales. 
Les corrections exigées par la différence de niveau du ménisque infé- 
rieur dans Bar et du ménisque de M , ainsi que celles nécessaires pour 
la réduction de la pression immédiatement au-dessus du mercure dans 
