24 
VV. 11. KEESOM. 
E à la pression moyonne du gaz dans ce Teci])ient se laissent apporter 
avec une précision suffisante. 
Mesure de la tempéraiure: pendant toute la durée d'une détermination 
(25 minutes) la température peut être maintenue constante, entre des 
limites de 0,03°, à l'aide d'un thermostat selon M. Schai.kwijk '); 
d'ailleurs, en rendant suffisamment rapide le courant d'eau dans ¥j„, on 
peut faire en sorte que la différence des températures en haut et en bas 
ne soit pas ])liis grande. Les lectures ont été faites sur un therinometn; 
Th, fixé à Tagitateur et qui pouvait donc être placé à diverses hau- 
teurs. Le thermomètre était divisé en 0,05°, de sorte qu'il était possible 
de déterminer aisément les 0,01°; il avait été comparé avec un ther- 
momètre étalon, contrôlé à la Eeichsanstalt. L'erreur dans la mesure 
des températures n'atteignant pas 0,03°, la précision est certainement 
^'^^^><3^^roïïnô- 
Il y a une partie du voluménomètre (savoir les tubes 74,;, et Ëu,j^_, 
d'un diamètre intérieur de 1,2 mm.) qui n'est pas comprise dans le 
manteau. Ce volume est un peu plus petit que 1 cin". J'ai apporté à 
ce volume une correction pour la température, que j'ai admise égale à 
celle de M. Même en admettant que l'on commet de cette façon une 
erreur de 5°, l'erreur commise sur la température moyenne, dans une 
mesure voluménométrique au moyeu du premier réservoir 7^, , n'est 
que de 0,02°; elle est donc négligeable, surtout parce que la différence 
de température entre le manteau et son entourage était généralement 
plus petite que 5°, de sorte que l'erreur commise était certainement 
plus petite. 
Il résulte de tout ceci que le résultat tinal ne sera qu'exceptionnel- 
lement entaché d'une erreur plus grande ciue et en général nous 
^ ^ ^ 5000 * 
pouvons admettre qu'une pareille erreur n'est pas dépas.^ée. 
Pour permettre de bien juger de l'allure d'une mesure, j'ai commu- 
niqué dans le tableau 1X (p. 25) les observations relatives à la déter- 
mination de récart de la loi de Mariottu, pour le nu'lange 0,2 0'- 
et 0,8 CO"^. La colonne A fait connaître les lectures au niveau "), 
H les lectures au cathétomètre. 
*) Voir Yer&l. Kon. Akml., mai 1901; Covwi. phys. lab. Leiden, n°. 70; diss. 
p. 29. Voir aussi diss. p. 63. 
*) Voir Versl. Kon. Akad.. inin 1901, p. 226; Comni. phys.lnh . ieirfew,n°60, p.6. 
