26 
W. II. KEESOiM. 
Le voluménomètre avait été calibré antérieurement par M. Zakr- 
/KWSKi, par des pesées de mercure ce calibrage avait fait connaître, 
à une même température, les volumes des ballons ii"/,, compris entre 
les traits du milieu sur les plaques de verre £g, ainsi que les sections 
/ibs, , /^T, f'^isi- Diins l'appareil dont je me suis servi il 
n'était pas possible de faire des lectures quand le ménisque mercuriel 
se trouvait dans l'étranglement , parce que cet étranglement n'était 
plus parfaitement cylindrique, par suite d'un travail antérieur à la 
lampe. Voilà ponrquoi on n'a déterminé que la somme des capacités 
des deux ballons adjacents. 
Pour contrôler ces déterminations, et en même temps pour mesurer 
le volume de 7^2 avec tout ce qui est au-dessus, j'ai déterminé volu- 
ménométriquemeut le rapport des différents volumes, en employant de 
l'air sec et privé d'anhydride carbonique. Pour tenir compte de l'écart 
de la loi de Marioi'te, j'ai fait usage de la série: 
. , , C, .£a. Fa 
pVA = Aa-\ "2 H ^4 H g H 8' 
Va Va Va w.a va 
par laquelle M. Kamerungit Onnes ") a rendu les observations de 
M. Amagat avec une précision de 0,2 %. Pour 20° les trois premiers 
coefficients sont: 
Aa = 1,0738| 
5a = — 0,40i95 X 10"^ 
Ca = 3,0178 X 10-'. 
En première approximation on ti'ouve pour le rapport des volumes 
et qu'occupe une même masse de gaz, à la même température, 
sous les pressions et p.^ '■ 
Kl -h'ii^^i, il) 
') M. Chappuis {Trav. et Méin. ilu Btir. Interii. des Po'uJs et Mesures, 
t. 13, p. 12) a attiré l'attention sur la variation de volume que subissent 
les ballons pendant le calibrage, par suite des pressions différentes qu'exerce 
le mercure, quand il s'élève à différentes niveaux. J'avais déjà tenu compte de 
cette circonstance. 
') Voir VersL Kon. ylAfu/., juin 1001; Comni. plnjs. lab. Leiden , n°. 71. 
