SURFACK DK VAN DUR \VAAI,S. 
35 
3. La détermination des isothermks entre 00 et HO atmosphères 
ET ENTRE — 15° et + 60° C. 
1. Vinstallatimi. Après avoir été rincés ') et séchés, le tube itianoirié- 
trique et le tube piézométrique furent scellés au sommet puis masti- 
qués clans un ajutage en acier. Comme M. Schalkwijk "'') je me suis 
servi à cet eH'et du mastic rouge et dur de Mendelkjefi<', recouvert 
en-dessous d'un mastic noir et tendre. L'ajutage est représenté sur la 
pl. II, fig. 2. Le bord Oj , qui s'applique exactement dans la portion 
cylindrique intérieure du tube de compression, sert à éviter que la ron- 
delle de cuir, qui sert à obtenir l'obturation parfaite de l'espace entre 
la face 0-, de l'njutage et la face correspondante du cylindre de com- 
pression, ne soit refoulée latéralement le rebord O3 est destiné à 
empêcher que la rondelle de cuir, qui doit servir à rendre étanche le 
manteau à température constante vissé sur O4 , ne soit pressée latérale- 
ment contre le verre, qui serait alors trop fortement tordu quand ou 
dévisse le manteau. Après que les tubes (manomètre et piézomètre) 
eurent été remplis de gaz, après évacuation répétée, sous chauffage, à la 
pompe à mercure, et que le volume normal eut t'té déterminé les tubes 
furent placés dans leurs cylindres de compression respectifs (voir pl. II, 
fig. 1, //et 7^). L'installation, telle qu'elle a été représentée par exem- 
ple sur la pl. IX, fig. 1, du tome XI, a été quelque peu modifiée. 
Les deux cylindres A et B, où sont fixés les tubes mauométrique et 
piézométrique, sont entièrement remplis de mercure doublement dis- 
tillé. Ils communiquent entr'eux ]mr le bas, au moyen de tubes d'acier 
') Pour nettoyer les tiiLes, on y a fait passer successivement de l'acide nitrique 
concentré, de l'eau distillée, une solution de potasse caustique, de l'eau dis- 
tillée (du commerce), et enfin encore une fois de l'eau distillée spécialement en 
présence de permanganate de potasse, tous ces liquides étant chauffés jusqu'à 
leur point d'ébuUition. 
') Voir pp. 15 et 40. Dans le tube piézométrique j'avais introduit tout 
d'abord l'agitateur, préalablement nettoyé, en prenant toutes les précautions 
pour en garantir la propreté. 
') Dissertation, p. 22; Fer.s/. Kim. Akad., juin 1901, p. 119; Coniin. phys. 
lab. Lcidni , n°. 70 V, p. 4. Même pour les plus hautes pressions que j'ai 
appliquées, je n'ai pas reconnu la nécessité de couvrir le mastic d'une solution 
de caoutchouc. 
*) Cette précaution a été introduite par M. Hartman. 
') Voir § 2. 
3* 
