W. H. KKKSOM. 
et d'une pièce en T en acier, et avec un troisième cylindre C. Ce 
troisième cylindre e.'^t rempli en partie de mercure et en partie de gly- 
cérine; pour la transmission de la pression la glycérine y est refoulée 
par le robinet A',, au moyen d'une })ompe de SohaI''fi:ii-Budenuf,ro. 
Ce dispositif à Tavantage que les tubes remjjlis de gaz ne sont jamais 
en contact avec la glycérine^ et même le mercure qui est pressé dans 
les tubes ne vient que fort peu en contact avec ce liquide. Dans ces cir- 
constances il est aisé de retirer le tube piézométrique du cylindre de com- 
pression, une fois les mesures terminées, pour déterminer de nouveau 
le volume normal. Les ménisques mercuriels dans les tubes gardaient 
d'ailleurs longtemps leur pureté; ils ne se recouvraient pas d'un dépôt, 
ou dans tous les cas le dépôt était très faible. 
Les cylindres de compression et les tubes de raccord avaient été préa- 
lablement lavés au benzène, qui en fut éliminé ensuite par chauffage et 
eu y lançant un courant d'air. Les raccords étaient rendus étanches au 
jnoyen de rondelles de cuir trempées dans la paraffine. La bourre qui 
devait prévenir les fuites de mercure, le long de la tige des robinets à 
haute pression K.,, et A'j, par où passait le mercure dirigé vers 
les tubes d'ob.servation, se composait de rondelles coupées de bouchons 
d'Espagne choisis. Cela n'était pas nécessaire pour les robinets et 
Kf^, qui ne servaient qu'à laisser échapper le mercure en excès, lors du 
placement des tubes dans les cylindres. Pendant les observations je 
fermais la communication des deux cylindres A et B avec C, en fermant 
le robinet A', , afin d'être à l'abri de fuites possibles de la pompe ou de 
la conduite de glycérine ^). Mais j'ai veillé à ce que la partie ainsi iso- 
lée fût parfaitcmant étanclie, même aux plus hautes pressions "). 
2. La mesure des volumes. J'ai déterminé le volume normal de la 
manière qui a été décrite antérieurement ■^); en particulier j'ai pris les 
') Pour produire de petits changements dans la pression, il suffisait d'agir 
sur la tige d'un des robinets de haute pression, A'j et A'^ , de la partie isolée. 
Pour faciliter cette opération, les clefs de ces robinets étaient pourvues d'un 
levier sous forme d'un tube en cuivre. 
') Pour éviter, pendant les expériences, les changements de température de 
la partie isolée et prévenir ainsi un changement de volume du gaz par la 
dilatation du mercure, j'avais enveloppé les cylindres A et B de couvertures 
de laine. 
') Yersl. Kon. Akad., juin 1901 et mars 1902; Comm. phys. lab. Leiden^ 
nos. 70 V et 78. 
