SURFACE Dr: VAN DKR WAAF.S. 
37 
mêmes précautions pour maintenir constantes la température et la pres- 
sion; j'ai notamment placé le tnbe clans un manteau décrit dans la 
C(»iim. n°. 50 [Fersl. Kon. Akad- , \\m\ 1899), traversé par un courant 
d'eau à 20°, et j'ai mis Tespace au-dessus du mercure dans le petit 
tube g (fig. 1, p. -1')^ en même temps que la branche ouverte d'un 
baromètre, en communication avec un réservoir placé dans la glace, 
dans le genre de celui décrit à la page IS, à ])ro])os de ra])])areil de 
mélange. 
Le volume normal a été déterminé au moins deux fois avant et deux 
fois après les mesures. Je dois y ajouter toutefois que tel n'a pas été le 
cas ])Our le premier échantillon d'anhydride carbonique, dont j'ai exa- 
miné les isothermes de 35,0.")° jus([u' à 37,09°, parce que le tube piézo- 
métriqne se rom])it à la tin de la détermination de ces isothermes; et 
pour le manomètre cette opération put être avantageusement remplacée 
par une comparaison directe avec un manomètre étalon, sur laquelle je 
reviendrai d'ailleurs. 
C'est ainsi que j'ai trouvé comme volume normal du manomètre à 
hydrogène : 
22 sept. 1902: 23,217 cml 
23,194 „ 
23,192 „ 
12nov. 1902: 23,220 „ 
Comme les trois premières mesures n'ont pas été effectuées dans le 
bain à température constante, j'ai accord»; un poids égal à 3 à la der- 
nière détermination, dans le calcul de la moyenne, et j'ai admis 
7'^v= 23,210^ cm-l 
La plupart des déterminations avec le premier mélange (0,1 0"^ 
dans CO^) ont été faites à l'aide d'un manomètre à air. Dans le cours 
des expériences il me semblait que les ])ressions de saturation augmen- 
taient avec le temps. Cela semblait prouver que le volume normal du 
manomètre changeait. J'ai donc rétiré le manomètre du cylindre de 
compression et j'ai déterminé de nouveau le volume normal; j'ai 
reconnu qu'il s'était abaissé de 22,114 cml (9 mai 1901) à 22,056 
cm^. (23 août 1902). C'est alors que j'ai calibré le manomètre pour la 
seconde fois (calibrage B, voir p. 5), et je l'ai rempli d'hydrogène; 
j'ai contrôlé ensuite à l'aide de ce manomètre deux points de chacune 
des isothermes que j'avais déjà déterminées. On trouve dans la colonne C 
