40 
W. II. KEESOM. 
20° et 1 atm. J"ai fait usage à cet effet des coeffieieiits de pression men- 
tionnés à la page 33 et j'ai applique la loi de Makiottk. En multipliant 
par les valeurs de ./a\,„ mentionnées sous 0 au tableau XIV (p. 34), on 
déduit de là le volume que le gaz occuperait si on le comprimait, à 
20°, à partir d'un volume infiniment grand jusqu'à une pression de 1 
atm., et s'il suivait pendant cette compression les lois des gaz parfaits. 
On trouve ensuite le volume normal théorique (à 0°) à l'aide du coeffi- 
cient de pression (= coefficient de dilatation) pour l'état gazeux ])arfait. 
Comme au commencement de mes déterminations les calculs de la cor- 
rection à apporter au coefficient de pression de l'hydrogène pur (d'après 
Comm. n°. 71, juin 1901), pour obtenir le coefficient d'un gaz parfait, 
n'étaient pas encore achevés '), j'ai admis pour ce dernier coefficient la 
valeur 0,0036625, donnée comme première approximation dans Comm,. 
n°. 71. Mais la modification que mes résultats demanderaient de ce chef 
sera certainement bien inférieure au degré de précision que j'ai pu 
atteindre dans mes expériences relatives aux isothermes, pour les hautes 
pressions. 
Après tout ce que je viens de communiquer au sujet des calibrages 
(voir chap. 1), la mesure du volume normal et la réduction au volume 
normal théorique, il ne me reste presque plus rien à dire de la mesure 
des volumes. J'ai lu à la loupe la situation du sommet et de la base 
du ménisque mercuriel, en évitant de la façon susdite les erreurs 
de parallaxe (voir p. 5). J'ai pu etl'ectuer les lectures à 0,1 mm. près. 
J'ai admis que dans la tige graduée du tube piézoraétrique le ménisque 
mercuriel avait la forme d'une calotte sphérique; dans ces circonstan- 
ces on obtient, vu la manière d'effectuer les lectures, un résultat suffi- 
samment précis pour le volume du ménisque en multipliant la section 
par la demi-hauteur de la flèche. Chaque fois qu'il se produisait une 
séparation en deux phases, j"ai lu la situation du ménisque liquide. 
J'ai apporté des corrections pour la dilatation du verre par l'efi'et de la 
température et de la pression intérieure. 
8. La hif'sure des pressiuiis. Les pressions ont été mesurées à l'aide 
d'un manomètre à hydrogène, permettant d'aller de 62 à 196 
atmosphères ^). 
') Voir Comm. pliys. lab. Leiden n° 92, p. 16. 
') J'ai reconnu que les manipulations au chalumeau de la tige des tubes 
manométrique et piézométrique, telles que le scellage du sommet de ce dernier 
