SURFACK •vL' DU VAN' DKIi WAAl.S. 
41 
•Piii traite le calibrage du manomètre au cliap. 1 ot la détermination 
(lu volume normal au paragraphe précédent. Je n'ai plus (pTà mention- 
ner que riiydrogène était préparé par électrolysc d'acide clilorhydriquc 
pur, suivant la méthode décrite par M. Ka.mkrlincii Onnds '). 
Dans le tableau XVII la colonne fait connaître la densité de 
l'hydrogène, quand le ménisque se trouve au niveau du trait Q., à la 
température de 20°; cette densité est exprimée en prenant comme unité 
la densité normale (0°, 1 atm. à 45° lat. N). Elle est déduite du 
tableau VII (p. 11') et du volume normal donné au § i, en tenant 
compte du volume dans le capillaire étroit e (voir tig. 1, p. 4), entre 
le trait de repère et Tendroit où il a été scellé. Pour des valeurs com- 
prises entre 25 et 50, Q augmente par degrés de 0,5; de cette manière 
l'erreur que l'on commet sur les hautes ])ressions (jusqu'à Q = 40), 
en elfectuant une interpolation linéaire, est moindre que 0,01 atm. 
Afin de pouvoir déduire de ces densités les pressions correspondan- 
tes, nous devons connaître l'isotherme de l'hydrogène à 20°. Des mesu- 
res relatives à cette isotherme ont été effectuées ])ar M. Schalkwijk, 
mais elles ne s'étendent que jusqu'à la densité 54. Vu Terreur moyenne 
commise dans la détermination du coefficient C de la série de Kamer- 
T.iNGH Onntcs (voir la di-ssertation de M. Schalkwijk, p. 115), il n'est 
pas permis de faire une extrapolation jusqu'aux densités dont nous 
avons besoin. Pour ces grandes densités nous disposons des observa- 
tions de M. Amagat (de 100 à 3000 atmosphères). Mais l'isotherme 
de l'hydrogène à 20° {(ue Ton déduit des données de M. Amagat, 
savoir: 
;,r.,2n = 1,07252 -f 0,0007104 d,^ + 0,000000672 r/?.,' 
(voir Schalkwijk, diss. p. 121), ne s'accorde point avec celle qui 
résulte des observations de M, Schalkwijk. Ce dernier auteur a trouvé 
p. ex., pour = 55, //i'. 120 = 1,11194 (l.c. p. 124), d'où /; = 61,157, 
tandis (juc Ton déduit de Tisotherme suivant Amagat, pourj>; = 61,1 57, 
tube, devaient être effectuées avec le plus grand soin, et que le tube devait 
être refroidi lentement; sans quoi il se produisait dans le verre des tensions 
qui provoquaient la rupture des tubes aux hautes pressions (dans mes expé- 
riences j'allais d'ordinaire jusqu'à 140 atmosphères, mais le manomètre a plus 
d'une fois supporté une pression de 195 atmosphèies). 
') Versl. Kon. Al;ad., mai 18915, p. 42; Comm. pliyn. lab. Leiden , n°. 27, 
p. 11. Voir aussi Coinni. n°. 60, p. 17. 
