RUlit''A(^H -X l)K VAN UHR WAAl.S. 
17 
L'ocj ni libre tlicrmodyuaiiii(|ue dans le tube ))ii'/,om('tri(|ue était obtenu 
au moyen d'un agitateur électroinaiiiiéticiue; pour être certain de l'éta- 
blissement de réquilibre de pression entre le tube piézométrique et \v. ma- 
nomètre, j'ai toujours attendu 5 minutes après chaque installation avant 
de faire les lectures. J'ai fait en général deux séries de déterminations 
pour chaque isotherme, l'une comnu-nçant ])ar la pression la plus 
basse et finissant i)ar la plus élevée, l'autre en sens contraire. Les 
résultats de ces deux détenuinatioiis dilleraieut rarement de . Pour 
a OU 
permettn; d'en juger, j'ai dressé le tableau XX, (|in se rapporte à. 
l'isotherme 22,68° du mélange à 0,101-7 d'oxygène. Dans ce tableau v 
représente le x olume, p„ et /;,/ les ])ressi()ns observées dans les deux 
séries, Tune ascendante, l'autre descendante, Ay; la différence, vn,/, et 
Viifj.u les volumes du liquide dans les deux séries, et Av/,,/. la différence 
entre les deux. 
L'accord entre les pressions est satisfaisant, nuiis celui entre les 
volumes liquides laisse à désirer. Bien que cela puisse s'expliquer en 
partie par le fait, que le volume liquide ne saurait être observé d'une 
manière fort précise, parce que la forme du ménisque liquide n'est pas 
déterminée aussi nettement que pour le juercure, et (ju'il n'est pas aussi 
facile d'y éviter des erreurs de parallaxe (jue dans le cas de ménisques 
raercuriels, il n'en résulte pas moins que, si l'on désire augmenter la 
précision de ces mesures, on doit prendre de ])lus grandes précautions 
encore pour établir l'équilibre, en agitant encore plus fortement et en 
attendant plus longtemps encore avant de faire les lectures. 
4. La cunsiance et la mesure des fem.péraiures. Le manomètre était 
enveloppé d'un manteau , par lequel circulait de l'eau dont la tempéra- 
ture était maintenue constante par un thermostat, décrit par M. Scitai.k- 
wiJK Dans cet appareil l'eau de la conduite passe par un moteur 
actionnant les agitateurs et se déverse dans une cuve en cuivre (cuve de 
chauffage); l'excès s'échappe par une décharge et le reste est chauffé à 
la température voulue par un système de deux flammes, l'une fixe, 
l'autre variable. L'accès du gaz d'éclairage à cette dernière flamme 
') Versl. Kon . AkaJ., mai 1901; Cvimii. phiju. lab. Leiden , u°. 70 III, 
diss. chap. III. 
