SURFACE v/; VAN DKIl VVAAI.S. 
49 
voulue. Pour éviter les échauges thermiques avec reiiceintc, le deruier 
bain était enveloppé (Pasbeste, sauf à l'endroit où il venait en contaet 
avec les flammes. 
T/uu des tliermorégulatenrs , destiné aux hautes températures, était 
rempli de xylène et permettait d'atteindre 90^; l'autre^ devant servir à 
des températures basses, était rempli de benzène, dont j'avais évalué à 
0,0011 le coefficient de dilatation, et permettait d'aller de; — 1.0° à + 40°. 
Dans les cas oi^i la température était inférieure à celle de l'eau de la 
distribution, l'eau traversait, entre la décharge et le bain de chauffage, 
une cuve en zinc à double paroi, tapissée de feutre; dans la cuve on 
introduisait continuellement de la glace en petits fragments. 
En ramenant vers la décharge, au moyen d'une pompe à membrane '), 
et à travers des conduites enveloppées de laine, Feau qui avait tra- 
versé le manteau du tube d'observation, il m'a été possible de faire des 
observations jusqu'à 1,9° C. Pour les expériences avec le mélange à 
0,8 0^, mentionnés à la page 39, j'ai fait usage d'un courant d'une 
solution de chlorure de calcium, de température constante 
Pour les températures su])érieures à 30°, ainsi que pour celles qui 
étaient d'autant inférieures à la température du laboratoire, j"ai reconnu 
qu'il était nécessaire de remplacer le bain d'observation , qui était 
d'abord un simple tube en verre, par un manteau à vide. En introdui- 
sant cette modification, la température ne variait, sur une hauteur de 
33 cm., que de 0,02° à 34°, et cela sans agiter, .f'ai d'ailleurs agité 
avant chaque observation. 
Le manteau à vide M (pl. II, fig. 1) se compose de deux tubes en 
verre raccordés; conformément au modèle décrit par MM. Kamerltngh 
Onnes et Heuse ■^), la paroi extérieure repose dans une boîte élastique 
r, permettant à cette paroi de suivre les changements de longueur de 
la paroi interne, par suite des changements de température, sans qu'il 
se produise de fortes tensions dans le verre. Cette boîte est placée aussi 
bas que possible, pour ne pas entraver le mouvement d'une bobine A', 
qui doit produire le mouvement de l'agitateur électromagnétique, et 
') Voir DE Haas, dissertation, Leyden 1894, fig. 1. 
') Versl. Kon. Akad., juin 1903; Comm. pliys. lab. Leitlen, n°. 87 (voir 
la planche II, où est dessinée toute l'installation avec thermostat et manteau 
d'observation) . 
') Versl. Kon. Akad., juin 1903, p. 214; Co,um. jiliys. lab. Leiden, n°.S5. 
ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE U, TOME XII. 4 
