50 
\\. H. KEESOM. 
qui se dépluce en même lempH (jii'uii ;iuii(;:ui en fer doux, attaché à 
l'agitateur 7î. Au-d(!ssous du manteau double il y a encore une portion 
du manteau ^^imple; celle-ci est tixée, au moyeu d'un anneau en caout- 
chouc, à une pièce jY, composée d'un tube de verre avec tube latéral 
; c'est par ce tube latéral que le courant liquide de température con- 
stante entre dans le manteau. La pièce est mastiquée au moyen de 
soufre dans un tube en cuivre iV., , avec écrou ])ouvant être vissé sur 
Tajutage 0. Pour éviter une conduction de la chaleur vers l'ajutage, 
dont le mastic pourrait devenir trop mou, j'ai versé dans iVune couche 
de soufre iV,, dans laquelle restait libre un canal bien centré, livrant 
passage au tube piézoraétrique. En haut le manteau à vide se prolongeait 
en un tube long de 50 cm. avec tube abducteur, qui s'adaptait sur JI 
au moyen d'un anneau en caoutchouc; un anneau en liège servait à 
empêcher qu'il ne se produisît de petites fissures dans la soudure des 
parois interne et externe, par suite de contact avec le tube de prolon- 
gement en verre. Les portions simples du manteau étaient bien isolées 
par de la laine ^). 
Afin d'éviter des changements de température du gaz comprimé dans 
le tube piézométriquc ])ar une conduction de chaleur, à travers la 
colonne raercurielle, vers le mercure dans les cylindres de compression, 
j'ai fait en sorte que, même dans les observations oii le ménisque de 
mercure occupait la position la plus basse, il restait encore dans le man- 
teau une colonne de mercure de 4-0 cm. de longueur. 
La température du tube piézométri(jue était lue à la loupe, jusqu'à 
0,01° près, sur un thermomètre à chemise (Einschlussthermometer) 
divisé en dixièmes de degré, avec échelle sur verre opale. J'ai comparé 
ce thermomètre de temps en temps, et à diverses températures, avec 
un thermomètre analogue, étalonné à la Eeichsanstalt par comparai- 
son avec un thermomètre à air; je tenais compte du déplacement que 
le point zéro du thermomètre étalon avait subi entretemps, et de la 
J'ai donné à ce tube une aussi grande longueur, pour faire en sorte que, 
dans le cas de la circulation d'une solution de chlorure de calcium à basse 
température, il y restât une couclie d'air froid, afin d'éviter une condensation 
continuelle de vapeur d'eau et la formation d'une croûte de glace, qui aurait 
empêché le fonctionnement de l'agitateur. 
') Je n'ai pas représenté, sur la planche II, l'enveloppe de laine couvrant 
ces parties, ainsi que les tubes adducteurs et même les tubes abducteurs dans 
le cas d'une circulation froide. 
