182 
C. SCIIOUTH. 
petit inatras, muni d'un véfrigoraut ])oiir le reflux du li([ui(l(', qui était 
mis eu l'bullitiou j)ar uu courant électrique traversant un mince iil de 
j)latiue enroulé en s])irale. 
Atin de pouvoir nu'surer la cliiile de température^ uu fil de ])latiue 
était soudé dans chacune des branches, de part et d'autre; de la section 
médiane, à égale distance du milieu. La différence de tem])énitnre 
entre ces lils fut divisée par leur disiance. J'ai déjà dit ((ue ces derniers 
fils n'étaient pas du même platine iridié que les fils médians. Il s'ensuit 
que les mesures n'ont pas appris si la chute de température dans les 
deux branches suivait une loi suffisamment linéaire. Mais des mesures 
préliminaires ont donné à ce sujet une certitude suffisante. Afin de 
rendre cette chute linéaire, le tube en U était entouré d'un manteau à 
vide, qui rejulait impossible tout échange de chaleur par conductibilité 
ou convection. Le rayonnement fut rendu aussi faible que possible, en 
recouvrant exférieurcîinent d'une couche d'argent les deux branches 
du tube. 
An moment de faire; les lectures an galvanomèfrc, il était nécessaire 
de rompre le courant traversant le mercure, autrement le galvanomètre 
aurait été traversé par un courant dérivé. Il est vrai que ce courant 
dérivé aurait pu être compensé, mais j'aurais dû ine servir à cet effet 
de résistances plus constantes que celles dont je disposais. Voilà 
pourquoi le commutateur pour le galvanomètre était combiné avec 
un interrupteur du courant principal. Dans ce commutateur, les 
contacts étaient obtenus par la pression élastique de lourdes bandes 
d'un cuivre rouge bien homogène. Pour tous les autres contacts 
j'ai appli(pié aussi, autant que possible, cuivre sur cuivre. J'ai 
reconnu que ces contacts étaient bien préférables à des contacts de 
mercure. 
Le galvanomètre était un galvanomètre à miroir, astatique, de 
Thomson. Après que j'eus remplacé les aimants simples par des systèmes 
de dix petits aimants, que j'eus pris comme fil de suspension un fil de 
quartz de ± 7 et que j'eus remplacé Tamortissement ]ineumatique 
par des amortisseurs eu cuivre rouge, l'instrument satisfit aux trois 
conditions nécessaires pour l'examen: grande sensibilité, courte période 
d'oscillation, amortissement rapide. 
Afin d'éviter Terreur qui pouvait résulter de changements dans la 
sensibilité du galvanomètre, j'ai mesuré après chaque observation l'écart 
produit par uu couple thermoélectrique platiue-maillechort, dont l'un 
