402 
\V. EINTIIOVKN. 
Et cependant on conçoit que des images précises sont préférables 
aux (H)url)cs directement enregistrées par l'électromètre capillaire 
or, ou obtient déjà un ticgré de précision suffisant en remplaçant sim- 
plement rélectromètre capillaire par un galvanomètre à corde, beaucoup 
])lus sensible et réagissant beaucoup plus rapidement. 
J'ai déjà montré ■) jusqu'à quel point le galvanomètre à corde est 
capable de reproduire exactement des vibrations rapides. Parmi ma 
collection de fils de quartz argentés, c'est le n°. 20 qui est le plus léger. 
Il a 2,5 cm. de longueur et 1 //, d'épaisseur, etnepèseque 1,5 X 10~^g. 
environ, un poids si petit qu'aucune balance ne Taccuse. Ce fil peut 
être tendu comme une corde de violon, et exécute alors des vibrations 
dont la période propre est de 0,31 tr. Cette période correspond à celle 
d'un son de 3230 vibrations par sec, ce qui est environ le sol^ dièze 
{gis''), ox\ presque le son le plus haut d'un piano ordinaire. 
Mais la tension du 111 peut encore être augmentée sans danger de 
rupture. On pourrait d'ailleurs prendre un fil plus court, de sorte qu'on 
peut disposer si l'on veut de périodes de vibration plus petites encore. 
Mais il est inutile de profiter de ces avantages pour enregistrer les 
bruits du cœur. On sait en effet que la hauteur des sons produits par 
l'activité cardiaque est beaucoup plus basse que celle des sons dont je 
viens de parler, de sorte que les vibrations amorties de la corde choisie 
doivent être la reproduction presque irréprochable du mouvement pério- 
dique qui lui est communiqué par les bruits du cœur. 
Mais bien que l'on puisse prétendre que le fil de quartz du galvano- 
mètre à corde est capable de suivre exactement les vibrations aériennes 
produites par les bruits, il n'est pas encore dit par là que toutes les 
difficultés qui se présentent dans l'enregistrement soient résolues. Dans 
la méthode que nous avons apj^liquée, les vibrations de l'air produites 
par le son à enregistrer doivent d'abord mettre en mouvement la plaque 
') Tout récemment encore M. Otto Frank a insisté sur ce point; voir i¥Mnc/i. 
mediz. Wochenschrift , 51e Jahrg. , n°. 22, 1901. 
M. Frank a réussi à enregister les bruits cardiaques directement, par voie 
mécanique, mais je n'ai jamais vu de reproductions des courbes qu'il a obtenues. 
Elles ne figurent pas dans sa note susmentionnée. Au sujet d'une tentative 
d'enregistrement mécanique de bruits cardiaques, voir aussi HiiRTiii.E, Zenlralbl. 
f. Physicl., 18, 617, 1904. 
Voir plusieurs publications dans ces Archives, depuis 1903. 
