i/enuegfstremknt dks ijiujrrs du cdciiR, ktc. 
403 
(run inicroplioiic, tmversr pur un counuit coiitimi ciuc fournit une source 
de courant constant. Les vibrations de la ])laquo font naître des varia- 
tions d'inteusitr dans le courant du microphone, et ce sont ces variations 
qui, par l'internicdiaire d'un transformateur, mettent en mouvement 
le m d(î (piartz du galvanomètre à corde. On aura donc à tenir compte 
non seulement des propriétés du ï\\ de ([uartz, mais encore de celles 
du microphone et du transformateur. 
Il est vrai qu'au point de vue de la reproduction de vibrations de 
haute fréquence les microphones du commerce ne satisfont pas à d'aussi 
hautes exigences que le galvanomètre à corde, mais pour notre but, qui 
est d'enregistrer les bruits cardiaques, nous i)ouvions sans difficulté 
faire usage d'un appareil Bkrlinku, adopté par mainte société télépho- 
nique. La construction d'un transformateur convenable ne présente pas 
de difficultés non plus. J'ai fait construire dans ce but un transforma- 
teur réglable, sans fer et sur bobines d'ébonite; mais nous pouvions 
faire usage, saiis grand préjudice, d'un appareil d'induction ordinaire 
de DU Bois-Keymond ou de Helmholtz, pourvu que nous enlevions le 
fer de la bobine primaire. Je laisserai de côté ici les calculs qui ont été 
faits pour arriver au transformateur le mieux approprié à notre but; je 
les communiquerai à une autre occasion, lorsque je parlerai de l'enre- 
gistrement de sons très élevés. 
La figure ci-contre fait voir comment le son d'un bruit du cœur 
est amené au microphone. 
Le microphone 31 est assujetti au milieu d'un anneau en fer assez 
lourd, non représenté dans la figure, qui est suspendu en trois points 
pour être à l'abri des trépidations, de la façon recommandée par 
M. JuLius. Les trois fils d'acier auxquels l'anneau est suspendu sont 
munis de ressorts d'acier à leur extrémité inférieure, de manière à amor- 
tir des secousses verticales aussi bien que horizontales. 
B est un tube métallique courbé, muni d'un tube latéral ^qui porte 
un robinet À'. Le tube B même est solidement fixé à un pilier ou à une 
table murale, et l'une de ses extrémités est reliée au microphone par 
un tube en caoutchouc Cj , l'autre à l'entonnoir T d'un stéthoscope par 
l'intermédiaire d'un tube en caoutchouc c.^. Ce dernier tube a environ 
75 cm. de longueur. On peut prendre l'entonnoir en main et l'agiter 
sans que le microphone présente la moindre trace de trépidation. 
Ou peut s'en assurer au moyen d'un miroir de mercure, dont les rides 
26* 
