SURPACM \p DE VAN DEIl WAAF.S. 
43!) 
n'apparaît pus ciicon; la preinicn; trace dQ liquide, avec lequel le vapeur 
est eu (;quilil)re, la coinpositiou de la phase vapeur dans Tespace à 
basse Iciupc'rature est restée ee ([u'elle était d'abord, de sorte que la 
eon)])Ositiou dv. la phase vapeur dans l'état d'é(|uilibre est ])arfaitement 
connue — , mais ])our ce qui regarde la détermination de la pression 
à la lui de la condensation du mélange de composition a\ En ell'et, on 
ne saurait condenser à basse température la totalité du mélange. 11 
s'ensuit que la composition de la ])hase liquide à la température 7', 
au-dessus de laquelle il y a une phase vapeur dont la composition est 
en général dillerente, et dilFérente aussi de la composition primitive, 
n'est plus égale à cette dernière et est par conséquent inconnue. 
11 j a cependant moyen de trouver cette composition en faisant subir 
nue correction à la composition initiale x, et cette correction est assez 
])etite aussi longtemps que la phase vapeur n'occupe qu'un petit volume 
et n'est soumise qu'à uue pression médiocre (voir § 5). 
2. [nslallullunis gcncrales pour les mesures. 
Une représentation schématique générale de l'appareil de mesure est 
donnée sur la planche X YI, fig. 1. Les lettres sont les mêmes que celles 
des planches auxquelles nous renvoyons. 
Le voluménomctre li (avec manomètre 31 , voir chap. V , pl. I , 
tigg. ] et 2) contient le mélange gazeux, qui y a été préparé au moyen 
de l'appareil relié en i\ et (chap. V). Par le robinet ï-,,, le ca])illaire 
en acier \ et le robinet à trois voies en acier k (voir Comm phijs. lab. 
IWuleu , n°. 84, pl. I, fig. 2) le mélange gazeux est conduit vers le tube 
de compression h à tige graduée (voir Comm. u°. 6!), pl. II), placé dans 
le cylindre de compression îl/ (voir Cuitim. n°. 84, pl. I), pour y être 
comprimé à l'aide du mercure venant du réservoir de compression C\' 
(voir 11°. S 1). De là on peut le faire passer sous pression, à travers le 
robinet à trois voies k et le capillaire eu acier //"j, dans un des deux 
appareils ou ^. Provisoirement nous avons fixé le capillaire f/^", au 
moyen de cire à cacheter, soit au capillaire de 2), soit à celui de 
■^p. ^/^, suivant que nous désirions déterminer la pression initiale^,.., ï' 
ou finale /;/.,. 7' de la condensation. 
Le mercure du cylindre de compression est mis ici en communica- 
tion par le tube // (pl. XVI, fig. ]) avec celui d'un manomètre pour la 
détermination de la pression dans © ou il n'en était pas ainsi dans 
l'appareil de la Connu. n°. 84, pl. I, fig. 1. 
