140 
U. KAMEIILINGH ONNES Eï C. ZAKUZKWSKI. 
L'appareil S ou ^ ])eut être raccordé directement au voluinénomètre 
par l'interniédiaire du robinet à trois voies la pression est alors 
mesurée au moyen de il/. 
Les appareils et sont représentés en détail dans les figg. 2 et 3 
de la pl. XVI, et décrits au 1 et 5. Dans tous deux le tube de verre 
où le mélange à examiner est conduit par le capillaire ffj'\p pour ^ et 
(I pour 2), est plongé dans un oryostat, où Ton entretient la tempéra- 
ture voulue de la façon qui a été décrite dans la Cuiinn. n". 83. 
Le réglage de la température s'effectue pour ^ par Tinterinédiaire 
du tube d'exhaustion 7', ^ et pour S par les tubes et m.,. Dans nos 
mesures nous introduisions du chlorure de méthyle liquide dans le 
cryostat, et nous réglions les températures d'après les indications d'un 
thermomètre à alcool. 
Le voluménomètre /i" communique, par le robinet rg , non seulement 
avec les réservoirs à gaz, mais encore avec la pompe à mercure, de 
sorte que le tube de compression et le piézomètre en C) et *ip peuvent 
être évacués. Nous ne nous étendrons pas ici sur les mani])ulations 
nécessaires pour remplir les appareils d'une quantité déterminée du 
mélange à examiner et pour mesurer des quantités de gaz qu'on en 
laisse s'échapper. Du reste, pour ce qui regarde le voluménomètre et 
l'appareil de mélange nous renvoyons au chap. Y, pour le cylindre de 
compression avec ses annexes aux Cumm,. n'"". 69 et 81', et pour le 
cryostat aux §§ 4 et 5 ainsi qu'à la Cumin. n°. S3. 
3. Déter mi nation du vtAuine moléculaire des phases coexisfani es. Comme 
nous ne nous proposions pas de faire des mesures très précises, quel- 
ques remarques suffiront. Pour ce qui regarde la phase liquide on peut, 
moyennant des restrictions et des conditions dont il sera question au § 5, 
isoler par condensation d'une partie du mélange gazeux dans l'appareil 
'i)), que nous appellerons simplement le piézomètre, une phase liquide 
dont la teneur peut être déduite de la composition x du mélange initial 
par une correction, ainsi que nous l'avons dit au § 1. Les mesures au 
voluménomètre fournissent le volume que la phase liquide occupe à 
l'état de gaz; et on lit le volume de la phase liquide même sur les divi- 
sions p- et (pl. XVI, fig. 3). Quant à la phase gazeuse, son volunu; 
moléculaire se déduit le mieux de la pression de coexistence et d'iso- 
thermes que l'on ])eut déterminer, suivant la méthode de la Cumm. 
n". 78, i)our des pressions pas trop faibles, p. ex. avec l'appareil de 
