surfa(;e \p m; van deu \vaai,s. 
441 
coiideiisatioii 3!) luôiiic. (Si lu ])ressi(jii n'est j)as ln;s clcvce, la corroc- 
tion pour récart de la loi de M ariottk-Gay-Lijhsac-Avogadho ])ouiTa 
déjà être ajjportée au moyen de l'équation d'état empiri(iue réduite 
[Coiaiit.. n°. 71), suivant la loi des états correspondants. 
1. Commciiconevl de la cotidciisalton. Pour déterminer le point de 
rosée nous avons appliqué le principe de Fliygroinètre de Ekcnault '). 
Avec cet a])pareil on observe le premier dépôt de rosée (pii se forme à 
un endroit dont la température est un peu plus basse que cidle du 
mélange ambiant^ lorsque ce mélange a atteint la pression à laquelle la 
condensation commence. Afin que la moindre tracer de rosée pût être 
observée^ l'endroit de basse température est un miroir luisant, à côté 
duquel s'en trouve un autre qui n'est pas refroidi. 
L'appareil a été soufHé d'une seule pièce à la façon d'un caloiimètre à 
glace de Bunsen. L'espace extérieur a a une capacité d'environ 20 
cm^. , et est muni d'un capillaire auquel peut être soudé, au moyen de 
cire, le capillaire en acier qui sert à amener le mélange gazeux. Un des 
miroirs d est soudé au fond. Le tube intérieur c.^_ porte en c, la 
deuxième surface miroitante et sert en même temps de cryostat pour 
maintenir cette surface à une température un peu plus basse que celle 
du mélange gazeux, 
A cet effet le cryostat intérieur, tout comme le cryostat extérieur, 
porte un co\ivercle /«, qui ferme hermétiquement le tube c,, un petit 
agitateur h^, dont la tige Ji.^ passe par un petit tube en caoutchouc 
comme dans \-à Comm. n°. 83, et un thermomètre fixé à y//, au moyeu 
de cire à cacheter; la vapeur du gaz liquéfié est enlevée à c, par ///,.. 
Le tube c porte en c^^ la cloche de verre /,, qui laisse ])asser en/.,, 
au moyeu d'un petit bouchon en caoutchouc, le capillaire relié à c, et 
qui constitue le couvercle du grand cryostat. Par là ra})pareil est très 
solide et très facile à manier. Le capillaire S, est ])rotégé contre le 
contact de l'agitateur par un petit cadre en métal v. 
Le couvercle est traversé en par les fils qui portent l'agitateur. 
Les vapeurs du bain de gaz liciuéfié sont enlevées par y,,. 
Les surfaces de d et c, sont rendues miroitantes par une couche de 
M. Battei.li de Chini. et de P/iys., (0), 2'), 59, 1892) a trouvé 
que pour des substances pures le dépôt de liquide sur un miroir non refroidi, 
placé dans la vapeur, constitue une méthode convenable de détermination du 
point de rosée. 
