SURPACK -i/ DR VAN DKR WAALS. 
41.3 
Il va soi ((lie l'on doit éviter des variations de. pression adiahali- 
(jnes. Mais \vs nirines dilllcultés se présentent dans des déleriniinitions 
à la (eni|)ératnre ordinaire. Vu l(!S grandes dinuiiisions dv, Tespaee a. 
oecupé par la va])eur, nous avons cru ne pas devoir y introduire d'aj>-i- 
tateur, et nous avons tâché d'éviter par des observations de longue 
durée les inconvénients (pii pouvaient en résulter. 
."). Dclenithiulloii. de. la prevs/on Jiiiale. Pour faire cette détermination^ 
on ramène vers le voluinénoniètre le mélange qui a servi à déterminer 
la, pression initiale; puis on détache l'appai'eil pour l'observation du 
point de rosée du capillaire d'acier, et on le remplace par le piézomctre 
/; de \p (pl. XVr, iigg. 1 et 3), que l'on fixe au capillaire d'acier^,". 
Le piézomètre se compose d'un tube en verre assez large p. (pl. XVI. 
tig. 3) portant une tige ca])illaire; le tube et sa tige sont divisés et 
calibrés. Les dimensions ont été clioisiiîs conforniément aux quantités 
de gaz sur lesquelles on se ])ro])ose d'opérer. Ces dimensions une fois 
établies, on doit déterminer j)ar une expérience préliminaire, pour cha- 
que détermination, la quantité exacte de gaz liquide qui remplit le 
piézomètre jusque tout j)rès de l'embouchure du capillaire, pour une 
])osition convenable du ménisque mercuriel dans le tube de compression 0. 
L'é([uilibre des phases dans p- s'obtient au moyen d'un agitateur 
électromagnétique q , mis en mouvement par la bobine H. L'action 
directe de cette bobine ne suffisant pas à entraîner l'agitateur avec 
force à travers le ménisque liquide, un tube en fer doux s,, avec une 
fente pour ])ermettre les lectures sur p^■ , accompagne la bobine dans 
sou mouvement. 
A la rigueur, ce mouvement devrait être indépendant de celui de 
ragitateur dans le cryostat; mais, comme nous ne piéteudions ])as à 
une grande précision dans nos expériences, nous avons piis, pour ])lns 
de simj)licilé, le tube en fer .~ comme raccordement entre les pièces 
supérieure et inférieure, et de l'agitateur annulaire à sou])ape 
(voir Cou/ III. n^. 83), qui est mil tantôt mécaniquement, tantôt à la 
main, tantôt pour remuer le bain liquide, tantôt pour bien mélanger 
le liquide et la vapeur dans le piézomètre, moyennant le mouvement 
simultané de la bobine magnétisante S. 
La dill'érence essentielle entre la détermination de la ])ression finale 
(le condensation par notre méthode et dans un tube de Caillktkt ne 
réside pas précisément en ceci, que la quantité totale de gaz n'est pas 
