444 
II. KAMEIILINGH ONNES ET C. ZAKRZEWSKI. 
réduite en liquide, mais plutôt en ceci que, comme il a déjà été remar- 
qué au § 1, la température n'est pas la même pour les diverses parties 
du mélange gazeux. La partie qui est à la temj)érature d'observation T 
(voir fig. 8, 1) est séparée de celle qui est à la température ordinaire 
T" (plus élevée) par une série de couches (dans le capillaire) dont les 
températures ont toutes les valeurs comprises entre T" et T. Nommons 
T' une de ces températures. 
Cet état de choses entraîne certaines restrictions et certaines condi- 
tions à remplir dans l'application de la méthode. 
Pour qu'il soit possible de faire des mesures pour toutes les com- 
])ositions x, il faut que la température T" soit prise on soit élevée 
suffisamment au-dessus de 7', 
pour que dans le diagramme 
p, X (fig. y) la branche vapeur 
de la binodale correspondant à 
T" ne coupe pas la branche 
liquide relative à T. On n'a i)as 
à craindre alors un commence- 
ment de condensation à la tem- 
pérature T" , pendant la conden- 
sation effectuée par le transport 
du mélauge du tube de compres- 
sion (éventuellement le volu- 
ménomètre) vers le piczomètre. 
A la temp('rature T" on con- 
serve alors un mélange gazeux 
de la composition initiale. vSi 
au contraire ces courbes s'entre- 
coupent, ainsi que la fig. 9 l'indique pour T', on ne peut faire de 
mesures que pour des compositions situées en quelque sorte en dehors 
des points d et (\ 
Si le mélange gazeux peut être refoulé dans le piézomètre sans qu'il 
se produise de condensation dans l'appareil de compression (ou le volu- 
raénomètre), la partie du capillaire oi~i s'eff"ectue le passage de T" à T 
donne lieu à une seconde difficulté du même genre. Dans cette partie 
on rencontre nécessairement des températures T'" pour lesquelles la 
branche vapeur de la binodale est coujiée par la branche liquide de 
celle relative à T. S'il se forme des gouttelettes à la température 7'"', 
Fis. 9. 
