StIRFACK \p 1)K VAN DKR WAALS. 
445 
011 ne Siuirait plus dire ([iiellc est hi teneur ,/■/,, / du liijiiide <|ui iijipiirtieiil, 
à la pression de eoexisteiici; observée. Le liquide iiiiisi foriné découle 
ou dispanût par distillation isotlierinique. Ce dernier processus u un 
intérêt particulier lorsque des gouttelettes se réunissent pour roriucr 
uik; petite colonne liquide, qui obture le capillaire et est soutenu par 
les forces capillaires. A.fin d'éviter que ces colonnes, si elles se for- 
iiiciit moinciitaiiéiiient, ne passent dans le capillaire ^| et faire en sorte 
(jue la coinposifion dans ce capillaire et dans l'espace de leinpérature 
'/'" reste égale à la composition initiale, il est recoiiiinandable di; veiller 
à ce que le gaz ne fasse que couler dans le piézomètre et ne s'en échappe 
jamais, ce que l'on peut faire en agissant sur le robinet k (pl. XVI, 
iig. 1) et eu réglant convenablement la pression dans ô (pl. XVI, fig. 1), 
jusqu'à ce qu'eniiu, laissant le robinet /• ouvert, on établit l'équilibre 
en agitant, et le ca])illaire ne contient ])lus que de la vapeur. 
Pour activer la distillation et favoriser la disparition du liquide qui 
se forme dans le capillaire oii la température passe de T à T", il est 
recommandable de ne pas prendre ce ca])illaire très étroit. 11 est entouré 
d'ailleurs d'un manteau à air/;,,, formé d'un tube de verre bien fermé 
au moyen d'anneaux eu caoutchouc et de gélatine. Pour éviter une 
diti'u.?ion ou doit prendre pour un ca])illaire très étroit. 
Si l'on a déterminé Xi<pr par des mesures préliminaires à l'aide de 
l'appareil pour l'observation du point de rosée (en première approxi- 
mation on pourra parfois se servir d'un modèle de surface comme 
celui qui a été décrit dans la partie A de ce chapitre), il est aisé d'ap- 
])orter la correction nécessaire ])our déduire de a?j , la teneur initiale, la 
teneur de la phase liquide examinée à la température T. On lit sur les 
divisions du piézomètre le volume de la vapeur. Soit r,, ce volume, 
réduit aux conditions normales et corrigé pour le deuxième coefficient du 
viriel/f (voirla])artie suivante C de ce chapitre). Soitdeplus Fie volume 
total occupé par la vapeur et le li(iuide, mesuré et corrigé de la même 
façon, de sorte que Vi = F — F,, est le volume de gaz, mesuré dans 
les mêmes circonstances, qui formerait la phase liquide. 11 s'ensuit: 
*//jt = — fziy]^ — ^ + y ^-^1 — + • • • • 
Si l'on opère à des pressions médiocres, la correction sera toujours 
faible et il sera toujours possible de l'évaluer avec une précision suffi- 
sante, même si l'on ne connaît ])as très exactement ;i\,j,r. 
