H KECHERCHES SUR LA NON-HOMOGÉNEITE 
sition, on peut retirer à volonté le prisme qui fournil le 
spccire. Les deux autres se démontent en dévissant de 
dessus la pièce H les deux bouts de tubes E et B. 
Fig. y. 
Quelquefois on peut employer l'appareil tel que nous 
venons de le décrire ; c'est quand la lumière à analy- 
ser est très - faible ; le spectre paraît très -petit; il est 
vrai , mais il est très-net et les couleurs sont très-dis- 
tinctes. Quand, au contraire, cette lumière est brillante, 
on adapte au lieu et place du disque B une lunette sem- 
blable à celle du goniomètre de M. Babinet ; le spectre est 
alors considérablement grossi et les raies brillantes se 
voient plus facilement. 
Microscope. — L'emploi du microscope, dans les expé- 
riences qui font l'objet de ce Mémoire, est le meilleur 
moyen pour reconnaître la présence de l'atmosphère lu- 
mineuse de l'étincelle d'induction. Avec cet appareil, en 
effet, les moindres traces de ce flux électrique peuvent 
s'apercevoir, et le microscope devient ainsi, pour ce 
