12 RECHERCHES SUR LA N0X-H0M0GF,\É1TÉ 
(lier l'aclion des aimants sur les décharges verticales, il 
faut que ces rhéophores soient disposés comme dans la 
figure 6, page 11. Mais afin d'empêcher les décharges 
latérales, ils doivent être entourés de gutta-percha jus- 
qu'au point où se produit l'étincelle; la longueur de 
celle-ci peut d'ailleurs être estimée au moyen du micro- 
mètre à coin dont nous avons déjà parlé. 
Lunette spectre. — Le goniomètre de M. Babinet, que 
l'on emploie généralement dans le genre d'expériences 
qui nous occupent, est d'un réglage tellement dilficile, 
qu'il n£ pourrait guère se prêter aux vacillations des lu- 
mières qu'on a à analyser dans l'étincelle échangée à 
l'air libre. M. Duboscqa construit pour cet usage un in- 
strument beaucoup plus commode et auquel on peut 
donner le nom de lunette spectre. 
Le principe de cet appareil est très-simple, et pour le 
faire comprendre il nous suffira de faire observer qu'au 
moyen de prismes rectangulaires disposés par rapport 
aux rayons lumineux, do manière à fournir leur ré- 
flexion totale, on peut dévier à volonté un faisceau lumi- 
neux, soit simple, soit décomposé, absolument comme si 
l'on avait recours à des miroirs. 
Fig. 8. 
• 
Supposons donc qu'à l'intérieur d'un tube muni d'une 
fente assez étroite soit disposé un système de prismes 
A, C, B (fig. 8), dont les deux premiers soient l'ectangu- 
laires et placés de manière à être traversés par les rayons 
