DE l'étincelle d'induction. 7 
les différenls excitateurs que l'on veut à l'aide d'une vis 
de pression. Ce porte-objet ou plutôt ce bout de tube L 
peut être tourné sur lui-même de manière à porter en 
avant ou en arrière l'excitateur qui s'y trouve fixé. Enfin, 
une planchette K , fixée sur la ligé KH , permet d'y déposer 
une petite cuve en verre ou simplement un verre à boire 
pour l'étude de l'étincelle à travers les liquides. 
Le système mobile micrométrique se compose d'un 
chariot mobile A muni d'un porte-objet L semblable à celui 
de l'appareil fixe et assujetti à' deux mouvements rectan- 
gulaires, A cet effet, ce chariot, qui n'est rien autre chose 
qu'âme lame un peu recourbée sur deux de ses côtés, 
glisse entre deux coulisses horizontales fixées sur un 
bâti DD', et ce bâti lui-même, muni à ses deux extrémités 
de deux coulisses verticales, se meut le long de la pièce BC 
qui lui sert de guide. Deux vis E et F, fixées sur chacun 
de ces systèmes, permettent l'une E de faire mouvoir le 
chariot horizontalement, l'autre F de le faire mouvoir 
verticalement par l'intermédiaire du bâti DD'. Des divi- 
sions, tracées de demi-milhmètres en demi-millimètres 
sur le bâti DD' et sur le guide BC , permettent d'apprécier 
facilement l'étendue de ces mouvements. C'est ce qui 
constitue la partie micrométrique de l'appareil. Enfin, le 
guide BC étant lui-même monté sur une tige qui peut 
glisser dans le pied de l'appareil , le système mobile peut 
être tourné comme il convient, fixé à la hauteur que l'on 
désire, et même être retiré complètement du reste de 
l'appareil. 
Des baguettes de WoUastij^n, des tiges coudées à porte- 
crayons, des tiges à pinces de diverses formes, etc., sont 
les accessoires de cet appareil. 
Pour s'en servir, il suffit de disposer, l'une en face de 
l'autre , les pointes de l'excitateur dans les positions 
qu'elles doivent occuper, ce que l'on fait en usant des 
