72 
Die Blüthozeit ist ziemlich unabhängig von der äussern Tempe- 
ratur und entspricht mehr der eigenthümlichen Entwickelung der Pflanze; 
sie erscheint Ende Mai und Anfangs Juni und blüht bis spät in den 
October hinein; ja noch am 20. November waren etliche vorhanden." 
Herr Prof. Dr. C. Schv^^ippel hielt einen Vortrag über 
Mitscherlicb's Polarisations-Saccharometer, unter Vorzeigung des 
Apparates und Anstellung der einschlägigen Experimente. 
In Nicol's Prisma besitzt man ein Instrument, mittelst dessen man 
geAVÖhnliches Licht auf die einfachste Weise in polarisirtes umwandelt, 
indem durch Nicol's Prisma, das aus einem Kalkspathkrystalle besteht, 
nur der ungewöhnlich gebrochene Strahl durchgelassen wird, dessen 
Schwingungsrichtungen im Hauptschnitte des Kalkspathrhomboeders lie- 
gen. Stellt man zwei Nicol'sche Prismen hintereinander, so wird das 
Gresichtsfeld bei paralleler Stellung der Hauptschnitte hell, bei gekreuzter 
Stellung dagegen dunkel erscheinen. 
Mitscherlicb's Saccharimeter besteht nun aus zwei solchen Nicoi- 
schen Prismen, dessen eines als Polariseur die von einer gut leuchtenden 
Lampe kommenden Strahlen polarisirt, das andere aber als Analyseur 
dient; mit letzterem steht ein Zeiger in Verbindung, der über einer 
Kreistheilung spielt. Zwischen beiden Nicol's bringt man eine durch 
ebene Glasplatte geschlossene Glasröhre von 200'""' Länge, welche vor- 
her mit der auf den Zuckergehalt zu prüfenden Flüssigkeit zu füllen ist. 
Ehe zum eigentlichen Versuche geschritten wird, ist es nöthig, 
das Instrument auf die richtige Einstellung des Nullpunctes zu prüfen 
und nöthigenfalls zu rectificiren. 
Zu diesem Behufe wird die Glasröhre vorerst mit reinem Wasser 
gefüllt, es muss dann durch den Analyseur das Gesichtsfeld einen schwar- 
zen Streifen zeigen, der genau durch die Mitte desselben geht, zu beiden 
Seiten erscheinen lichtere Ränder. Stimmt der NuUpunct des Nonius 
bei dieser Erscheinung mit dem Nullpuncte der Kreistheilung überein, 
dann ist der Apparat rectificirt. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so lässt sich der Polariseur nach 
Lüftung eines denselben befestigenden Schräubcheiis leicht so weit dre- 
hen, dass obige Erscheinung nach vorangegangener genauer Einstellung 
des Nullpunctes des Nonius auf den Nullpunct der Scala wirklich erfolgt. 
