66 
ü='^^ = k.-^ VI. 
a io — u) o — u 
wenn ~ = k g-esetzt wird. 
a 
Bei der im ersten Abschnitte erwähnten Sorte von Instrumenten ist 
~ = k = 324 für den ikT'«;" Schraubengang; 
für andere Instrumente, deren Constante k' ist, können dieselben Tafehi benützt 
werden, wenn dag'egen der Abstand der Zieltafeln 
d' = d gemacht wird. 
ti 
Ist z. B. wie bei Taschen-Nivellirinstrumenten k' = 229, so hätte man 
den Abstand der Zieltafeln d' = 1,424 W. Klafter zu nehmen, um die Tafeln 
zu benützen, welche für k = 324 und d — 1 W. Klafter gerechnet sind. 
Fasst man die an das erste Glied angehängte Correction 
0,0356 + " - ^ ^) - 0,0031 
O 11 o — u 
näher in's Auge, so sieht man, dass das zweite Glied — d. i. -die Reduction 
auf den Horizont — bei horizontalem Terrain völlig unbedeutend wird. Von 
dem ersten Gliede kann man sich aber immer befreien, wenn man die Pointi- 
rung derart einrichtet, dass die Werthe o und u möglichst gleich zu beiden 
Seiten von M fallen. Stellt man nämlich zuerst mit der Mikrometerschraube auf 
die Ablesung M ein und richtet dann durch eine Stellschraube die Visirlinie 
derart, dass dieselbe möglichst in die Mitte zwischen beide Zieltafeln kommt, 
so wird nahezu 
o u = 2 M, also das erste Correctionsglied Null. 
Es bleibt also auch bei stark abfallendem oder steigendem Terrain nur 
der Werth des zweiten Gliedes zu beurtheilen. Heisst nun hier wieder m der 
in 
mittlere Fehler in der Distanz, so ist ~ — g der Ausdruck für die Genauig- 
keit. Soll wieder 
4 *., m = 0,0031 ~~ d werden, 
so hat man 
m (h — m)"^ d 
n ^ — = 0,0031 ^ - 
324 g = 0,0031 {h — m)2 
— g — 322 1/9. 
0,0031 
Ist, wie bei einer gewöhnlichen Kettenmessung: 
q — , so folo't nahe 
•' 1000 ^ 
