84 
einzige Schraube nach, oder nivellirt man nochmals die ganze Umdrehungs- 
ebene, die Instrumentshöhe wird doch ebenso geändert wie bei den Stampfer- 
schen Instrumenten. 
Ob aber die Einrichtung des Statives und der Stellschrauben, sowie die 
Verbindung aller Theile untereinander verhüten werde, dass bei längerem Auf- 
enthalte auf der Station die Libelle ihren Stand verändert, bei den vielen äusse- 
ren Einflüssen, denen das Instrument während der Beobachtung ausgesetzt ist, 
wird wohl sehr zu bezweifeln sein. 
Bei den Mvellir - Instrumenten, wie sie nach Stampfer von der Wiener 
Werkstätte angefertigt sind, wird die Umdrehungsebene zuerst ohne viel Zeit- 
aufwand nahe horizontal gestellt, während die genaue Einstellung der Libelle 
erst durch die Mikrometerschraube geschieht, wenn dieselbe schon in der Rich- 
tung der Yisur steht. Dadurch erreicht man den Vortheil, dass die Visirlinie 
immer genau horizontal ist, ohne dass dabei die Instrumentenhöhe nur einiger- 
massen wesentlich geändert würde. 
Uebrigens lässt sich über diesen Gegenstand nun, nach zwanzig Jahren, 
mit dem Verfasser nicht polemisiren, denn der Vorzug einer solchen Schraube 
ist gegenwärtig allgemein anerkannt, und man findet sie auch fast immer bei 
den neueren Instrumenten (Ertel; auch selbst Breithaupt bei den grösseren). 
Was die a. a. O. gepriesene Anwendung der horizontalen Stellschrauben 
statt der verticalen und der verticalen Druckfeder betrifft, eine Einrichtung, wie sie 
sich auch bei den kleineren Wiener Instrumenten findet, so muss ich nach meinen 
Erfahrungen erklären, dass ich dieselbe nur auf die kleinsten beschränkt wissen 
möchte, und dass ich selbst bei den Taschen-Nivellir-Instrumenten die gewöhn- 
liche Einrichtung für zweckmässiger halte, wenn ^ie auch gleich mehr Raum 
einnimmt. 
Wirkt den beiden Schrauben eine Feder entgegen (an einem prismati- 
schen dreiseitigen Zapfen), so wird an nicht mehr ganz neuen Instrumenten bei 
der Einstellung nach der einen Richtung immer die andere, darauf senkrechte 
wieder alterirt, und man kann lange denselben Versuch wiederholen, ohne die 
verticale Stellung des Zapfens erreicht zu haben. Stehen je zwei Schrauben 
einander gegenüber, so werden diese durch einigermassen ungeschickte Hände 
gar bald verdorben, und der Zapfen schlottert leicht. 
Was nun die Stative betrifft, so halte ich die Stampfer'schen Zapfen- 
stative selbst für die grössten Nivellir-Instrumente ganz passend, ohne deshalb 
sagen zu wollen, dass die Reichenbach'sl^hen Scheibenstative weniger entspre- 
chend seien. 
So wie der hier citirten Abhandlung Schritt für Schritt gefolgt wurde, 
musste von dem Thema meiner Arbeit abgekommen werden, die sich die Kritik 
der Meth'ode zum Zwecke setzte. Wenn aber die in Rede stehenden Instru- 
mente „wandelbar" wären, so wäre es wohl auch mit der Anwendung einer 
Methode vorbei, die vor Allem sehr gute und genaue Instrumente erfordert. 
Vielfältige Erfahrungen seit Jahrzehenten haben das Gegentheil längst bewiesen, 
so dass darüber heutzutage gar Nichts weiter zu bemerken ist. 
