ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
405 
MANERA DE DETERMINAR I.A DECLINACION. 
So nivclu ol instrumento basta conseguir que en una rotación 
completa del limbo permanezca inmóvil la burbuja del nivel pa- 
ralelo al círculo horizontal. Después se establece el paralelismo 
entro el eje horizontal del anteojo y el plano del limbo, corrección 
que puede hacerse sirviéndose del nivel que con este objeto tiene 
el instrumento. En seguida se destruye el error de la línea de 
colimación. ' 
Efectuadas estas correcciones, se pone el anteojo en el plano del 
meridiano astronómico y se hacen las lecturas de los nonius; en 
seguida se mueve azimutalmento hasta que la línea Norte-Sur 
quede cubierta por la aguja. Se hacen las nuevas lecturas, y la 
diferencia entre éstas y las primeras da el valor de la declina- 
ción. 
La brújula de declinación es un instrumento poco preciso; aun 
suponiendo verificadas las anteriores correcciones, pueden que- 
dar en el instrumento varias causas de error que provengan de 
que no satisfaga á las condiciones siguientes: 
1" La línea Norte-Sur debe ser perpendicular al eje horizon- 
tal de rotación del anteojo. 
2" El eje magnético de la aguja debe coincidir con su eje de 
figura y pasar por el centro de suspensión. 
3" El pivote sobre que descansa la aguja debo coincidir con el 
eje vertical del instrumento. 
Es muy difícil lograr que todas estas condiciones queden satis- 
fechas, y aun suponiéndolas realizadas, quedarla todavía la incer- 
tidumbre de las lecturas hechas con las extremidades de la aguja, 
pues por más fina que ésta sea, se comete un error, debido á 
1 Se llama líuca de eolimaciou, íl la líuea que uue el centro del objetivo cou el 
centro de la retícula, y error de colimación & la falta de coincidencia entre la lí- 
nea de colimación y el eje óptico del anteojo. La colimación se corrige por varios 
procedimientos, cuyo fundamento común es invertir el anteojo, sea sobre su eje 
de figura 6 moviendo 180° al derredor de su eje vertical. Si ántes y después de la 
inversión se ha visado un punto lejano, el error de colimación se manifestai'á 
duplicado y se podrá corregir moviendo los tornillos de la retícula y el tornillo 
ele aproximación del movimiento azimutal. 
