ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
111 
minutos do arco, para lo que basta colocarla á una distancia del 
espejo, do lm.719. 
Teniendo un milímetro por minuto do arco, con el poder am- 
plificado del anteojo, pueden estimarse perfectamente décimos de 
minuto (6"). 
Este instrumento está adecuado para acusar los más débiles 
movimientos de la aguja en un plano horizontal; determina las 
variaciones do la declinación, sin que pueda dar su valor absolu- 
to, á no ser que haya sido determinada la posición do su cero. 
Para que la aguja magnética acuse las más pequeñas variacio- 
nes de la declinación, es necesario que esté dotada de una comple- 
ta libertad en sus movimientos y que se reduzcan á un mínimum 
las perturbaciones debidas al medio en ol que está suspendida la 
barra. Las causas que principalmente estorban la sensibilidad de 
la barra son: 1" La torsión. 2" Las corrientes de aire. 3* Los 
cambios do temperatura. Para disminuir el efecto de la torsión, 
se adopta un hilo bastante largo preparado convenientemente. 
Para disminuir el de las corrientes de aire y atenuar los cambios 
bruscos de temperatura, se cubi'e todo el aparato, con una caja de 
una sustancia poco conductora. 
Se sabe que la dirección de la fuerza magnética terrestre sufre 
variaciones, unas de gran período do tiempo y otras do corto; en 
cada localidad será conveniente determinar los puntos notables 
del período, es decir, los máximos, los mínimos y los puntos me- 
dios. Previo este conocimiento, el observador podrá juzgar cuá- 
les son las horas, en las que debe disponerse para la observación 
de la brújula de variaciones. Anotando las lecturas que en cada 
observación vaya obteniendo, las diferencias sucesivas le darán 
las vai'iaciones correspondientes á los intervalos do observa- 
ción. 
Miéntras más disminuyan los intervalos de observación, se lle- 
gará á conocer mejor el régimen magnético de cada localidad. 
