ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
423 
preciso llevar la retícula r á que se confunda con A B, ó lo que 
es igual, hasta que la línea se coloque simétricamente con O, 
respecto do AB y la inclinación medida será ¿ — s luego ten- 
drémos: 
Nos queda por estudiar el error que provenga de la falta de 
horizontalidad de la línea de los ceros, de la graduación que que- 
da eliminado con la operación anterior. 
Sea (Figura 18) H H' la verdadera horizontal y h h la línea 
de los ceros, la inclinación obtenida con la aguja AB será i en 
vez de I, es decir 
I=i+ a (1) 
Girando 180° el instrumento, la línea h h se colocará en h', h, 
y la inclinación que se mida será 
l+a = ¿' (2) 
Despejando á I éntrelas ecuaciones (1) y (2) tendrémos 
I _ ¿ + i' 
Para concluir el estudio del método de observación que debe 
usarse con una brújula incorrecta, llevemos en cuenta el error 
que proviene de que el vértice del ángulo de inclinación no esté 
sobre el centro del goniómetro con el que se va á medir; error 
que es de excentricidad y que se elimina tomando la semisuma 
de los ángulos de inclinación observados con las dos puntas de la 
aguja. 
En resumen, para eliminar todos los errores que hemos consi- 
derado, debe precederse leyendo siempre los dos verniers, bisec- 
tando las dos puntas de la aguja con sus respectivos microsco- 
