426 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
uitud casi minea so mide directamente, sino más bien se divide 
el problema según lo vimos ya en el lugar respectivo. 
Vamos á describir los instrumentos necesarios para obtenerla 
componente horizontal, pues con ésta y la inclinación, tendrémos 
la fuerza total. 
El magnetómetro es el instrumento que generalmente so usa 
para conocer la componente horizontal, y verémos á continuación 
una de las muchas disposiciones que se le ha dado. 
CAPÍTULO VI. 
MAGNETÓMETRO UNIFILAE. 
El magnetómetro unifilar está destinado para la determinación 
do la componente horizontal de la fuerza magnética terrestre y 
para la determinación del valor absoluto de la declinación. 
La determinación de la componente horizontal se obtiene, co- 
mo ya dijimos, combinando las observaciones de desviación y de 
oscilación. Para el conocimiento de la declinación es necesario 
medir el ángulo formado por los meridianos magnético y astro- 
nómico del lugar 
Por este análisis se compi'onde que el magnetómetro debe estar 
dispuesto esencialmente de manera que permita estas determina- 
ciones, que es en efecto lo que se consigue dando al instrumento 
tres disposiciones distintas. Comenzarémos por describir el ins- 
trumento arreglado para las observaciones de desviación.' (Figu- 
ra 20.) 
Las observaciones de desviación exigen esencialmente una ba- 
rra imantada que pueda moverse libremente en un plano hori- 
zontal; un ¡man colocado á una distancia conocida de la barra 
móvil, y que produzca sobre ella una desviación; y una gradua- 
ción horizontal que peimita medir el ángulo de desviación. Va- 
1 Algunos autores la llaman "deflexión. 
