ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
431 
El espejo debe girar al derredor do dos ejes, uno horizontal y 
otro vertical; esto último debe estar contenido en el plano verti- 
cal que pasa por la línea de colimación del anteojo. Este plano 
vertical debe ser perpendicular al plano del espejo. 
El magnetómetro, en la caja que se emplea para las observa- 
ciones de desviación, en la cabecera opuesta á la que lleva el vi- 
drio plano circular, tiene atornillado un contrapeso cilindrico que 
lleva en su extremidad libre un pequeño círculo azimutal gra- 
duado, con un vernier y dos montantes que llevan el espejo de 
que antes se habló. Para verificar la horizontalidad del eje se 
emplea un nivel montante, estando además dotado el instrumen- 
to de todos los mecanismos necesarios para sus rectificaciones. 
La figura representa el magnetómetro dispuesto para la deter- 
minación del meridiano astronómico. 
Condiciones de instalación. — Para instalar debidamente el mag- 
netómetro unifilar, debe tenerse presente la necesidad de satisfa- 
cer á varias condiciones, como son la estabilidad; que sufra las 
menores variaciones de temperatura y que quede completamente 
sustraído á las influencias de otros instrumentos magnéticos. En 
general es conveniente que los observatorios magnéticos se cons- 
truyan léjos del centi'o de las grandes ciudades, puesto que la 
proximidad de edificios ó de las grandes masas de difei'entes ma- 
terias, producen pequeñas desviaciones. También puede instalar- 
se el magnetómetro en un departamento subterráneo, pues así se 
conseguirá poca vibración y casi una temperatura uniforme; pero 
si no se puede construir un departamento subterráneo, debe pro- 
curarse una construcción baja y de una amplitud suficiente para 
que no se influencien recíprocamente los instrumentos allí colo- 
cados. 
Una vez elegido el local, en su parte más adecuada se levanta- 
rá un poste aislado enteramente del piso del departamento y ci- 
mentado á una profundidad suficiente, para que las vibraciones 
del suelo no se ti'asmitan al magnetómetro que debe colocarse 
sobre este poste. Desde el departamento magnético debe verse una 
señal meridiana, ó cualquiera otra cuyo azimut sea conocido. 
Tanto en la construcción del departamento, como en su arre- 
glo y detalles, deben evitarse hasta donde sea posible las mate- 
rias ferruginosas. 
