J38 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
desiireciando el ])ro(lucto de términos correctivos por ser de se- 
gundo orden. 
Todos los términos de la íórmula anterior son conocidos con 
excepción de Veamos cómo podemos determinarlo. 
Determinación de _Se monta el magnetómetro co- 
mo para observaciones de oscilación, sustituyendo al hilo de seda 
uno de cobre, cuyo diámetro nos sea perfectamente conocido; en 
seguida so le quita la torsión, se suspende la barra desviadora, se 
hace girar el casquillo que lleva la cremallera un ángulo «u hacia 
el E: la barra se moverá en el mismo sentido un ángulo, que se 
toma haciendo girar el magnetómetro hasta que la división mé- 
dia de la escala quede en coincidencia con el hilo vertical de la 
retícula, y se hacen las lecturas en los dos vcrniers. El ángulo de 
torsión será o> — (J, siendo Pi el de desviación de la aguja y la ecua- 
ción de equilibrio: 
(1) C (w — '5) = 2 p. lf¡, (1 4- A/b eos (5) sen d 
Haciendo girar el casquillo un ángulo o/ en sentido contrario, 
la aguja se desviará igualmente un ángulo o y por analogía 
(2) C (o/ — d') = 2 ¡j. If^ (1 + A eos r/) sen «5' 
En seguida se hace girar el magnetómetro 180° y el casquillo 
superior un ángulo m" suficiente para que el extremo de la aguja 
que estaba al N quede al S, y recíprocamente, teniendo cuidado 
de que el que queda al N se desvie hácia el E un ángulo d"; des- 
pués se hace variar la torsión, para que el extremo que está hácia 
el E quedo al W. Las ecuaciones de equilibrio en estas dos últi- 
mas posiciones serán: 
(.3) C (<«" — d") = 2 ,« Z/, (1 — A A eos .5") sen 6" 
